416 



W. EINTHOVEN. 



2. Les principes de la méthode suivie. 



En analysant les courbes tracées par le galvanomètre à corde, nous 

 partons de cette hypothèse que la résistance , opposée par l'air au mou- 

 vement du fil de quartz , est proportionnelle à la vitesse avec laquelle 

 ce mouvement a lieu. 



Cette hypothèse, légitime pour des raisons théoriques, est vérifiée 

 pratiquement, comme on le verra tantôt, par les résultats de l'analyse. 



Si nous l'admettons comme vraie, nous devons nous attendre à ce 

 que le mouvement de la corde soit entièrement déterminé par les lois 

 qui régissent ceux d'un corps dont les vibrations subissent un amortis- 

 sement électromagnétique. Mais dans le galvanomètre à corde l'amor- 

 tissement dû à Pair se combine avec l'amortissement électromagnétique. 

 Ces deux influences peuvent s'exprimer dans les mêmes unités et l'effet 

 de leur combinaison est toujours le même que celui d'un seul des deux 

 facteurs, auquel on donnerait comme valeur la somme des valeurs de 

 chacuné des deux actions amortissantes, prises séparément. En d'autres 

 termes: si r u est la résistance de l'air ') et la résistance due à l'amor- 

 tissement électromagnétique, on peut prendre comme résistance totale 

 produisant l'amortissement: 



r = r a -\- r b . (1) 



Les lois du mouvement d'un corps oscillant, subissant un amortisse- 

 ment électromagnétique, sont étudiées en détail e. a. dans le Traité de 

 Physique de Kohliiausch 2 ). Elles sont analogues à celles qui régissent 

 la charge et la décharge d'un condensateur possédant une certaine résis- 

 tance et self -induction, et que l'on trouve mentionnées dans plusieurs 

 manuels d'électricité 3 ). Les formules données dans ces ouvrages con- 

 stitueront la base de nos calculs. 



Soient : 



1 ) Outre l'amortissement de l'air et l'amortissement électromagnétique ordi- 

 naire agissent encore d'autres influences amortissantes, mais tellement faibles 

 que nous pouvons les négliger ici. J'en parlerai au § 7. 



2 ) Lehrbueh der praktischen Physik, p. 448, 1901. 



3 ) Voir e. a. J. A. Fleming, The alteraate current transformer, London, I 

 370, 1890. 



