420 



W. EINTHOVEN. 



la valeur de m qui correspond à une valeur déterminée de V, se rap- 

 portent uniquement 



à la sensibilité c, 



aux amplitudes oi. ± etc. et 



à la période T. 



La mesure de la sensibilité c s'effectue sans la moindre difficulté. 

 L'intensité du courant est fournie par la force électromotrice de la 

 source d'électricité et les résistances introduites. Comme source d'élec- 

 tricité je me suis servi d'accumulateurs dont la force électromotrice, 

 fort constante, pouvait être évaluée à 2 volts; quant aux résistances, 

 elles étaient empruntées à un rhéostat à fils de manganine ou à un 

 rhéostat au. graphite, préalablement calibré, de Siemens u. Halske. 



L'écart du fil de quartz est mesuré sur le photogramme, portant un 

 réseau de millimètres carrés. Il est aisé d'apprécier à la loupe le 0,1 mm., 

 de sorte qu'un écart de 30 mm., ce qui était l'écart habituel, est connu 

 avec une précision de 0,3 %. 



Si l'écart permanent est u mm. et l'intensité du courant i micro- 

 ampères, la sensibilité est c = mm. par microampère. 



Tout comme l'écart permanent les amplitudes des oscillations , œ 2 

 etc. sont mesurées sur le réseau. Comme ces amplitudes sont plus petites 

 que u et que Terreur absolue dans chaque mesure reste absolument la 



même (0,1 mm.), la précision avec laquelle la valeur de k — — = — 

 etc. est connue n'est pas bien grande. Bien souvent d'ailleurs j'ai con- 

 staté des inégalités dans les — et — , qui me forçaient à calculer une 



moyenne, p. ex. en posant k — J/^— • Heureusement la valeur de k, 



telle ([uelle intervient dans nos ?nesures, n'a pas grande influence sur le 

 résultat final, et des différences même assez considérables dans la valeur 

 de k modifient à peine la valeur que Ton trouve pour m. 



La mesure de la période T, qui figure au carré dans la formule (7), 

 est de la plus haute importance. La valeur de T est toujours très petite, 

 dans quelques cas même plus petite que 1 mm., de sorte qu'il était 

 désirable d'effectuer ces mesures jusqu'à une très petite fraction de milli- 

 mètre près. 



A cet effet je me suis servi d'abord d'un excellent instrument astro- 



