SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



421 



noinique, destiné à l'examen de photographies célestes, et que le direc- 

 teur de F Observatoire de Leyde, M. le Prof. H. G. van de Sande 

 Bakhuyzen, mit très obligeamment à ma disposition; je le remercie 

 bien sincèrement de sa bienveillance. Plus tard je me suis servi exclu- 

 sivement d'un statif de microscope, modèle la de la maison Carl Zeiss. 

 Ce statif est pourvu d'une grande table mobile à réticule de la même 

 fabrique. Cette table porte une planchette, participant aux mouvements 

 du réticule et soutenue par une surface polie sur laquelle elle glisse avec 

 facilité. C'est sur cette planchette, présentant en son milieu une large 

 ouverture, que repose la plaque photographique qui doit être mesurée. 



J'ai pris l'objectif a x avec une distance focale de 40 mm., et comme 

 oculaire je me suis servi de 1" oculaire de Bamsden à vis micrométrique 

 et tambour gradué, également fourni par la maison Zeiss. L'oculaire 

 est disposé de telle manière que la direction du mouvement du fil de 

 mes are coïncide avec la direction des abscisses du photogramme. Après 

 avoir mis au point et avoir fait coïncider dans un même plan optique 

 l'image à mesurer et l'image du réticule, on assujettit solidement les 

 tubes du microscope au statif, à l'aide d'un anneau métallique construit 

 spécialement dans ce but. L'oculaire aussi est solidement fixé au tube 

 du microscope au moyen d'une vis, de manière qu'on jouisse y toucher 

 sans crainte de déplacer le réticule par rapport à l'image à mesurer. 

 Pour des mesures précises ces précautions sont indispensables. 



Quand les tubes du microscope sont complètement rentrés, une divi- 

 sion du tambour correspond à un peu moins de 5 fu, sur le photogramme, 

 et, comme on peut facilement estimer 0,1 de division, Terreur de lecture 

 est moindre que 0,5 (z. On se tromperait toutefois, si Ton croyait que 

 le résultat de la mesure toute entière peut être obtenu avec le même 

 degré de précision. Il reste notamment encore des erreurs dont la cause 

 est autre. 



Pour effectuer nos mesures, nous partons des lignes d'ombre que 

 projette sur le photogramme le réseau des millimètres carrés, et cette 

 base n'est elle-même pas exempte d'inexactitudes. Les ordonnées du 

 réseau sont enregistrées par un disque à rayons, animé d'un mouvement 

 de rotation tellement rapide que 500 ombres sont projetées par seconde 

 sur la plaque photographique. Les erreurs causées par des variations 

 dans la vitesse de rotation sont faibles. Ce chronographe nous le décri- 

 rons plus tard; pour le moment je me contenterai de dire que la vitesse 

 de rotation est fort constante, et selon toute probabilité elle ne s'écarte 



ARCHIVES NÉERLANDAISES, SERIE II, TOME X. 27 



