SUR LE GALVANOMÈTRE A CORDE. 



423 



Enfin je mentionnerai encore deux séries de mesures qui se rapportent 

 à une corde encore plus mince, le n°. 14. 



Le premier photogramme, où V = 500 et c = 5,75, donne T = 1 

 et k — 3,8; il résulte de là m = 3,7 X 10~ 3 [mm—f&Â]. 



Pour le deuxième photogramme V n'avait pas changé mais c était 

 devenu égal à 3,15; d'où T = 0,705 et h = 3,16. D'après cela 

 m = 3,5 X 10 ~ 3 [mm, — fiA]. 



Nous pouvons donc prendre pour la masse de la corde n°. 14 la 

 moyenne entre ces deux résultats, soit m = 3,6 X 10~ 3 [mm — (j,A\. 



4. La résistance opposée au mouvement de la corde. 



La résistance que la corde éprouve dans son mouvement peut être 

 déterminée de différentes manières. J e commencerai' par décrire la méthode 

 dont on peut attendre les résultats les plus précis. 



On tend médiocrement le fil de quartz et on y lance brusquement 

 un courant d'intensité constante. L'écart est enregistré sur une plaque 

 sensible animée d'une translation rapide, et on obtient ainsi une courbe 

 dont la fig. 1 ci-contre est la représentation schématique. 



De A en B la corde est au repos. En B le courant commence et la 

 corde se déplace vers le haut pour atteindre quelque part en D le nou- 

 vel état d'équilibre. 



La formule fondamentale par laquelle cette courbe est représentée, 

 et que l'on trouve dans les manuels que j'ai cités plus haut est 



Dans cette formule m, r et c ont la même signification que ci-dessus; 

 c. à d. que m est la masse apparente de l'image de la corde, r la résis- 

 tance apparente qui amortit le mouvement et c la sensibilité du galva- 

 nomètre pour un courant constant, t représente le temps et q la distance 



*) Voir Kohlrausch, 1. c, p. 450 et Fleming, 1. c, p. 368. 



27* 



