SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



425 



Dans le cas où F on peut poser p = oc, la formule (11) se réduit à 



q = crv. (12) 



Ce cas se réalise quelque part en un point S de la courbe. De B à S 

 la courbe tourne sa concavité vers le haut; cle S en D la concavité est 

 tournée vers le bas, et en S même a lieu le passage. En ce point S on a 

 p = œ } de sorte que la formule (12) est vérifiée en ce point. Nous 

 écrirons cette formule sous la forme 



Pour pouvoir appliquer cette formule au calcul de la résistance r, 

 il faut que la sensibilité c du galvanomètre soit connue et que .l'on, 

 mesure deux grandeurs qui se rapportent au point S, savoir la distance 

 q au deuxième état d'équilibre et la tangente v de l'angle d'inclinaison. 



Les mesures s'effectuent avec le statif microscopique \a dont j'ai déjà 

 parlé au chapitre précédent, et sur la table duquel la plaque photogra- 

 phique peut être déplacée , à l'aide de vis micro métriques, dans deux 

 directions perpendiculaires entr' elles. 



Gomme objectif je me sers de nouveau de a x ou d'une lentille plus 

 fortement réfringente; comme oculaire j'emploie un système que je vais 

 décrire. 



A uu oculaire de Huygens n°. 2 je fixe extérieurement une aiguille. 

 Quand on fait tourner l'oculaire autour de son axe optique, cette 

 aiguille se déplace sur un cadran circulaire, divisé en degrés et assu- 

 jetti par des vis au tube du microscope. De cette manière on peut lire 

 l'angle dont on tourne l'oculaire clans le tube. Dans le plan focal de cet 

 oculaire se trouve un réticule très fin, disposé de telle façon que le 

 point de croisement des fils vienne juste au centre du champ. Dans ces 

 conditions, bien que la rotation de l'oculaire dans le tube entraîne aussi 

 le réticule, le point de croisement reste néanmoins immobile. Le système 

 tout entier, dont les parties principales ont été empruntées à l'analy- 

 seur d'uu microscope polarisant de Zeiss, fonctionne avec précision et 

 permet d'effectuer en peu de temps un grand nombre de mesures. A 

 cet effet on opère comme suit: 



Un négatif photographique, ou mieux encore une épreuve diaposi- 

 tive, est placée sous le microscope de telle façon qu'une clés directions 

 du mouvement cle la table coïncide avec la direction des abscisses du 



