426 



W. EINTHOVEN. 



photogramme. Puis le tube du microscope est tout entier immobilisé à 

 une hauteur telle, que l'image réelle de la figure à mesurer vienne se 

 former dans le même plan que le réticule de l'oculaire. De cette 

 manière il est possible de faire coïncider rapidement, avec le point de 

 croisement des fils, un point quelconque du photogramme, en agissant 

 sur les vis de la table. 



On commence par mettre au centre une abscisse déterminée et on 

 tourne l'oculaire jusqu'à ce qu'un des fils, p. ex. A, coïncide avec cette 

 abscisse. Puis on amène au centre un point quelconque P de la courbe. 

 On tourne de nouveau l'oculaire jusqu'à ce que le fil A prenne la direc- 

 tion de la tangente à la courbe au point P. L'angle dont on a dû 

 tourner l'oculaire, pour l'amener de la première position clans la 

 seconde, est l'angle d'inclinaison de la courbe au point P. On le lit en 

 degrés entiers sur le cadran, et l'on peut en estimer les dixièmes. De 

 cette manière on peut mener une tangente en un point quelconque de 

 la courbe, après qu'on l'a amené au point de croisement des fils, et 

 Ton peut mesurer l'inclinaison de la courbe en ce point. Cette méthode, 

 qui est recommandable pour des opérations de mesure sur d'autres 

 figures encore, comme les courbes fournies par F électromètre capillaire, 

 ne laisse presque rien à désirer au point de vue de la facilité et de la 

 rapidité; les résultats communiqués ci- dessous permettront de juger de 

 sa précision. 



Dans les réseaux gradués, qui sont photographiés sur nos plaques 

 en même temps que le mouvement du fil de quartz, les ordonnées ne 

 sont pas rigoureusement perpendiculaires aux abscisses, ce qui provient 

 de ce que l'image de la fente, projetée par la lentille cylindrique sur la 

 plaque photographique, n'est pas parfaitement perpendiculaire à la 

 direction du mouvement du châssis. Je m'étais proposé d'abord de cor- 

 riger par un calcul l'erreur qui en résulte, mais, comme l'écart n'est 

 que de 0°,3, j'ai cru inutile d'apporter cette correction. 



D'ailleurs, dans la mesure des angles d'inclinaison, on peut prendre 

 comme base une abscisse quand l'angle est plus petit que 45°, et une 

 ordonnée quand il est plus grand; de cette façon l'écart perd encore de 

 son importance. 



Mais la mesure de cet écart à l'aide de l'oculaire tournant apprend 

 que les mesures d'angles peuvent s'effectuer avec une erreur qui ne 

 dépasse pas 0°,1. C'est ce que prouve le tableau ci-dessous. 



