428 



W. EINTHOVEN. 



connue, tandis que la distance de ce point à la deuxième position 

 d'équilibre de la corde peut être lue directement sur le réseau des divi- 

 sions. On lit directement les millimètres entiers et on estime les dixièmes 

 de millimètre. 



La courbe tracée par le fil de quartz a souvent une assez grande 

 largeur. Dans ces conditions on fait bien de la considérer comme dou- 

 ble et d'effectuer les mesures aussi bien sur le bord supérieur que sui- 

 te bord inférieur de l'image; on soumet ainsi la mesure à un contrôle 

 qui augmente évidemment la précision du résultat final. 



Avant de passer à rémunération des données fournies par la mesure 

 directe, nous devons parler encore de la vitesse du mouvement du 

 châssis. La plupart des photographies ont été faites avec une vitesse 

 V — 500 mm. p. sec. Pour pouvoir comparer entr' elles les valeurs de 

 v, qui sont toutes exprimées, il est vrai, dans le système inillimètre- 

 microampère, mais qui ont été mesurées pour des valeurs différentes de 

 V } nous allons les réduire toutes à V = 500. A cet effet nous devons 

 faire usage de la formule 



où r u est la résistance apparente que subit le fil de quartz quand la 

 vitesse du mouvement du châssis est de f ~ K mm. par sec, tandis que 

 Tp correspond à une vitesse Vp. 



Nous devons en outre tenir compte de cette circonstance que le 

 réseau, imprimé sur les photographies, n'est pas toujours formé de 

 carrés parfaits. Ainsi que je l'ai déjà dit au précédent chapitre, la 

 vitesse de rotation de notre disque à rayons, au moyen duquel les 

 ordonnées sont enregistrées, est fort constante. L'erreur ne doit pas 

 être estimée à plus de 0,1 % de la valeur absolue. Mais il est difficile 

 de régler avec la même précision le mouvement du châssis. Une fois 

 qu'il est en mouvement, on peut bien dire que sa vitesse est absolument 

 constante, mais cette vitesse peut varier assez considérablement d'une 

 épreuve à une autre, quand elles n'ont pas été faites au même moment. 

 "Voilà comment il se fait que la distance entre les ordonnées n'est pas 

 la même sur toutes les plaques. 



La distance entre les abscisses est exactement la même sur toutes les 

 plaques. Cela n'est guère étonnant, puisque ces abscisses sont obtenues 



