SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



429 



par la projection de l'ombre d'une échelle graduée, disposée à demeure 

 à une distance de quelques millimètres du châssis mobile. Cette échelle 

 de verre, à graduations très fines, a été fabriquée spécialement pour 

 notre but par la maison Zeiss. 



Les distances entre deux abscisses successives et celles entre deux 

 ordonnées consécutives sont mesurées sous le microscope à l'aide de la 

 division en millimètres avec vernier, que porte la table croisée dont il 

 a été question. J'ai toujours trouvé que 30 divisions le long d'une 

 ordonnée équivalaient à 30,1 mm., de sorte que 1 division équivaut a 

 1,0033 mm. 



Le long d'une abscisse les divisions sont aussi sensiblement égales 

 flans la moyenne moitié ou le moyen tiers d'une même plaque; c'est ce 

 qui résulte p. ex. des mesures suivantes (tableau II) effectuées sur le 

 photogramme A 34. 



Tableau IL 



Numéro 



Lecture sur 



Longueur de 10 divisions 



de 



la graduation en 



le long d'une 



l'ordonnée 



millimètres 



abscisse en millimètres. 



0 



61,2 



9,7 



JO 



51,5 



9,6 



20 



41,9 







9,7 



30 



32,2 



9,7 



40 



22,5 



9,7 



50 



12,8 



9,65 



60 



3,15 





I 



Je ferai remarquer que le vernier ne permettait pas de faire les lectures 

 plus exactement qu'à 0,1 ou 0,05 mm. près, de sorte que dans ces 

 mesures assez grossières les dislances entre les ordonnées peu vent être 

 considérées comme absolument égales. J'ai déjà mentionné des mesures 

 plus précises au chapitre précédent; il est doue inutile d'y revenir. 



