432 



W. EINTHO VEN. 



mégohm, de sorte que l'amortissement électromagnétique pouvait être" 

 négligé, et que Ton pouvait poser r — r a - J'ai trouvé: 



q = 9 mm. 



c = 5; 6 9 mm. par microampère 

 v = 88,1 

 d= 0,979. 



Quand le fil de quartz est animé d'un mouvement rapide, il décrit 

 une fine courbe sur la plaque sensible; les angles d'inclinaison peuvent 

 donc être mesurés avec grande précision. Cela n'empêche pourtant pas 

 qu'une erreur de 0,1° soit possible. Or, si l'angle vrai est plus grand 

 de 0,1° que la valeur observée, la valeur réelle de la tangente est 104,2 

 au lieu de 88,1. Une erreur de mesure de 0,1° entraîne donc dans ce 

 cas une erreur de 18 % sur le résultat final. Et si l'on évalue à 1,5 

 mm. l'incertitude dans la valeur de g, on doit estimer déjà à 17 % 

 l'erreur probable qui en résulte. 



Notre méthode de mesure ne nous permet pas de rendre le résultat 

 plus précis. 



La seconde méthode pour déterminer la résistance r, qu'éprouve le 

 mouvement d'une corde fortement tendue et oscillante, consiste à faire 

 usage de la formule suivante 1 ): 



rT 



lnk= - -, (16) 

 4 m 



où les lettres ont la même signification que plus haut, savoir: 

 Je = le rapport d'amortissement, 

 r = la résistance cherchée, 

 T — la période des écarts oscillants, 

 m = la masse de la corde. 

 Nous écrirons cette formule (16) sous la forme: 



r = — 7p— (17) 



et nous introduirons la valeur de m fournie par la formule (7) du 

 chapitre précédent, savoir: 



') Voir p. ex. Kohlrausch, 1. c, p. 448. 



