438 



W. EINTHOVEN. 



toujours de 500 mm. par sec., tandis que le circuit du galvanomètre 

 est fermé par une petite résistance extérieure , dont la grandeur peut 

 être négligée. 



Tableau VI. 



Numéro 



du fil 

 de quartz 



Résistance 



w 



du fil de 

 quartz 



Numéro 

 de la 

 photo- 

 graphie 



î 



en 

 mm. 



c en mm. 

 par 

 micro- 

 ampère 



V 



d 



r 



en 



[mm — fiA~\ 



10 



10000 



A 22 



20,7 



535 



1,24 



1,005 



0,0312 



13 



9000 



A 34 



24,8 



894 



0,98 



0,964 



0,0294 



14 



17800 



A 132 



26,4 



582 



2,33 



0,927 



0,0210 



Dans le tableau Y II sont réunies les valeurs de r a du tableau III et 

 de r du tableau VI. La différence entre les deux valeurs est donnée sous 

 rb, dans l' avant-dernière colonne, tandis que l'on trouve dans la dernière 

 colonne la valeur de r^, telle qu'elle résulte de la formule (22), quand 

 on prend pour H la valeur 17600 [C. G. S.] 



L'accord entre les valeurs placées dans ces deux colonnes est fort 

 satisfaisant, et peut servir de preuve pour la précision avec laquelle on 



peut calculer en général, à l'aide de la formule r = — 7 (15), la rési- 



cvd 



stance qui s'oppose au mouvement du fil. 



Tableau VIT. 



Numéro 

 de la 

 corde 



w 



en ohms 



Ta 



mesuré 



r 



mesuré 



fb 



déduit des va- 

 leurs mesurées 

 de r et r a 



n 



déduit de la longueur 



de la corde et de 

 l'intensité du champ 



10 



10000 



0,0193 



0,0312 



0,0119 



0,0108 



13 



9000 



0,0174 



0,0294 



0,0120 



0,0120 



14 



17800 



0,0157 



0,0210 



0,0053 



0,0061 



