SUR LE GALVANOMÈTRE À COUDE. 



445 



La première des courbes dont nous allons nous occuper a été enre- 

 gistrée pendant que la tension du fil était assez faible , de sorte que le 

 galvanomètre était assez sensible. Ordon. 1 mm. = 1,87 X 10 _9 amp., 

 ou bien sensibilité c = 535. La vitesse de. la plaque sensible était 

 V = 500 mm. p. sec, de sorte que 1 mm. en abscisse = 2c. 



Posons t = 0 au moment où le courant électrique commence. Nous 

 avons mesuré les angles d'inclinaison de la courbe aux instants t = 1 <r, 

 %&., 3 c etc. Dans le tableau suivant IX, on trouve dans la première 

 colonne les valeurs de t exprimées en millièmes de seconde, et dans la 

 seconde la valeur de la tangente v des angles d'inclinaison à ces instants. 



Dans la 3 me colonne sont données les valeurs du produit rcn , calcu- 

 lées de la manière suivante. Si la première partie de la courbe tourne 

 sa concavité vers le haut, la deuxième partie tourne sa concavité vers 

 le bas. A l'endroit du passage p = oc. Or, en ce point on a, d'après 

 la formule (1 3) 



r = S (13) 



CV 



ou 



„■=«, • 



V 



de sorte que la valeur de rc peut être déduite cle celles de q et v qui 

 correspondent à l'endroit considéré. En tout autre point de la courbe 

 la grandeur constante rc doit alors être multipliée par la valeur de v 

 en ce point. 



Dans la quatrième colonne on trouve les valeurs de q, obtenues par 

 des mesures directes; ce sont les distances de l'image de la corde au 

 deuxième état d'équilibre. 



La cinquième colonne fournit les valeurs de q, telles qu'elles résul- 

 tent de la formule 



' ta fi— ta» 

 q = crû -j- cm - ^_ , {zba) 



tandis que la sixième colonne fait connaître les différences entre les va- 

 leurs mesurées et calculées de q. 



La formule (2Sa) a besoin de quelque explication. Elle a été obtenue 



(1 _|_ V 2\*U 



en remplaçant, dans la formule (11), l'expression par 



P 



