SUIt LE GALVAN0MÈT11E À COUDE. 



459 



Le facteur '— résulte de la circonstance que nous venons de men- 

 8 



tionner. La méthode suivant laquelle ce facteur a été déterminé, nous 

 la communiquerons après que nous aurons parlé de la tension de la 



T c 



corde; pour le moment nous nous occuperons des valeurs de — y et — . 



T représente le temps en millimètres, et la vitesse du châssis est de 

 V mm. par sec. Exprimé en secondes le temps est donc 



T 



T = — 



d'où 



T 1 • 



Pour déterminer la valeur de —, nous devons tenir compte du gros- 

 si 



sissement b , de l'intensité H du champ magnétique et de la longueur l 

 de la corde. 



est exprimé en unités [C. G. S.] et l en centimètres. 



Ainsi que je viens de le dire, c est la sensibilité exprimée en milli- 

 mètres d'écart de l'image par microampère, tandis que c 1 est la sensibi- 

 lité en centimètres d'écart du milieu de la corde elle-même, par dyne. 



La force qui fait dévier le fil de quartz, lorsqu'il est traversé par un 



courant d'un microampère, est de dynes. Il s'ensuit que 

 d'où 



Les formules (29), (30) et (31) permettent maintenant d'exprimer m x 

 au moyen de m; on trouve notamment 



7T 



Hlb 



w ' = i M X ll¥ . (32) 



La précision, avec laquelle on peut calculer m t en grammes, dépend 



