462 



W. E1NTH0VEN. 



de //. Les valeurs r a de l 1 amortissement par l'air doivent, au contraire; 

 être communiquées encore en mesure absolue. 



Au chapitre 4 nous ayons trouvé pour cet amortissement : 



pour la corde n°. 10: r a = 0,0193 [mm — [y. A] 

 „ 13: r a = 0,0174 

 14: r a = 0,0157 



Nous déduisons de là, au moyen de la formule (35): 



pour la corde n°. 10: r a = 0,00569 dynes 

 13: r'a = 0,00513 „ 

 14: r'a = 0,00463 „ 



Il y aurait, me semble-t-il, quelque intérêt à comparer ces valeurs 

 avec celles que Ton peut calculer au moyen de la théorie cinétique des 

 gaz. N'oublions pas toutefois que nous avons compris sous le symbole 

 r a ' non seulement l'amortissement par F air, mais quelques autres causes 

 d'amortissement encore. 



Ces causes sont au nombre de trois : 



1°. Si le champ magnétique est irrégulier, il peut se produire des 

 courants tourbillonnaires de Foucault dans la couche d'argent, durant 

 le mouvement de la corde. 



2°. Si la corde est para- ou diamagnétique, elle peut provoquer par 

 son mouvement des courants induits dans le fer des pièces polaires. 



3°. Même une corde dépourvue de magnétisme peut, quand elle est 

 traversée par un courant et qu'elle se meut, induire un mouvement 

 électrique dans les pièces polaires. 



Mais ces trois causes sont tellement faibles, qu'elles peuvent proba- 

 blement être négligées vis à vis de l'amortissement produit par l'air. 



S. La tension du ml de quartz. 



Pour déterminer en toutes circonstances la tension du til de quartz, 

 nous commencerons par considérer un cas particulier, notamment 

 celui où le fil est fortement tendu et placé dans toute son étendue dans 

 un champ magnétique homogène. Un courant constant, lancé à travers 

 le galvanomètre, produit un écart permanent du milieu du til, qui prend 

 dans ces circonstances la forme d'une chaînette. 



