SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



465 



son élasticité, et qu'il faut uniquement tenir compte de la pesanteur, 

 en r absence de toute force d'extension il prend la forme d'une chaînette. 

 S'il est paramagnétique, dans un champ magnétique puissant, qui n'est 

 d'ailleurs jamais parfaitement homogène, il dévie vers un des pôles. 

 Et quand il n'est pas permis de négliger son élasticité, il prendra des 

 formes qui seront déterminées par la position et la direction des extré- 

 mités aux points d'attache; en même temps une certaine torsion autour 

 de l'axe longitudinal pourra faire sentir son influence. 



Quand on augmente graduellement la tension du fil en déplaçant vers 

 le haut la vis à laquelle est fixée l'extrémité supérieure, il est aisé d'ob- 

 server au microscope l'instant où le fil est devenu rectiligne. Avant cet 

 instant, et pendant le maniement de l'appareil tenseur, le milieu du fil se 

 déplace sensiblement dans un plan horizontal. Une fois que le fil est 

 rectiligne, son extension produit un déplacement du point milieu vers 

 le haut, notamment égal à la moitié du déplacement de l'extrémité 

 supérieure. Une fois que le fil est rectiligne, il suffira d'une faible 

 augmentation de la tension pour le forcer à se mouvoir comme une 

 corde tendue. 



Les résultats du calcul relatif à la tension du fil de quartz sont 

 d'accord avec le rapport qui existe entre cette tension et la distance des 

 deux extrémités du fil. On pouvait admettre pour la plupart des fils de 

 quartz qu'ils étaient tout juste à la limite d'être tendus, lorsque leur 

 sensibilité correspondait à 1 mm. environ pour I0 — 8 amp., donc 

 c = 100. Dans cet état, des variations très faibles dans la distance des 

 extrémités du fil entraînent déjà de fortes variations dans la sensibilité. 

 Par contre, quand la distance entre les extrémités du fil est diminuée 

 ou augmentée au point que la sensibilité est ou bien considérablement 

 augmentée, p. ex. jusqu'à 1 mm. d'écart pour 10~ 10 amp., ou bien 

 considérablement diminuée, p. ex. jusqu'à 1 mm. pour 10 -7 amp., les 

 circonstances sont changées. Alors des déplacements relativement grands 

 que l'on donne à l'extrémité supérieure du fil de quartz, au moyen du 

 dispositif pour la tension, n'entraînent plus que des changements rela- 

 tivement faibles de la sensibilité. 



La sensibilité du fil une fois tendu subit une augmentation qui 

 est inversement proportionnelle à. l'augmentation de longueur. C'est 

 ainsi que pour le fil n J . 13 une première extension de 100 (a abaisse 

 la sensibilité de 100 à 10, tandis qu'une seconde extension de 100 y. 

 l'abaisse de 10 à 5. Les sensibilités son! inversement proportion- 



