468 W. EINTHOVEN. 



alors le travail que la force poudéromotrice a effectue, au moment où 

 l'écart maximum est atteint, est 



h\ = h X u \ dans le premier cas, 



et E = Je X \ u \ dans le second , 



d'où il suit que 



E, = 2 (44) 

 Il résulte maintenant des formules (42), (43) et (44) que 



3 2~ ' 



donc # = ^ . 



9. L'utilité pratique du galvanomètre à corde pour des 

 usages détermines. 



Pour juger de l'utilité pratique d'un galvanomètre, il peut être 

 avantageux, à certains points de vue, de connaître sa sensibilité 

 normale. 



Celle-ci peut être calculée par là formule '): 



10 i 2 IvVw 



où K ?) est la sensibilité normale, 

 a l'écart en millimètres, 



/ la période d'une vibration entière en secondes, calculée pour des 



vibrations non amorties 2 ), 

 I l'intensité du courant en ampères, 

 v le grossissement microscopique, et 

 w la résistance interne de conductibilité en ohms. 



') Voir la form. 5 dans Ann. d. Phys., 12, 1063, 1903. 



2 ) Dans Ann. d. Phys. 1 1 oc. cit.) j'ai représenté, par t la durée d'une vibra- 

 tion entière. Par cette qualification j'ai exprimé que mes formules ne s'appli- 

 quent qu'à un mouvement périodique, .le crois qu'il n'est pas inutile d'y 

 ajouter encore que la période / se rapporte à des vibrations non amorties. 



(43) 



