SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



471 



alternatifs employés. Il suffit de quelques secondes pour élever ou 

 abaisser la tension du fil exactement jusqu'au point voulu; et pour le 

 but que j'avais en vue ni la sensibilité ni la certitude de la lecture ne 

 laissaient rien à désirer. 



S'il était nécessaire d'augmenter la sensibilité, on pourrait placer 

 l'instrument dans le vide, ce qui permettrait d'obtenir des vibrations 

 moins amorties même avec le fil le plus léger. Remarquons d'ailleurs 

 qu'un vide n'est pas absolument nécessaire pour obtenir des vibrations 

 peu amorties; il en est ainsi en particulier quand les courants alter- 

 natifs ont une très courte période , p. ex. 0,001 sec. et moins encore. 

 Car, à mesure que la tension du fil de quartz devient plus forte, le 

 rapport d'amortissement devient plus petit. 



IT. Les méthodes, où il est avantageux que l'écart galvanométrique 

 soit apériodique, peuvent également être subdivisées en II A, avec écart 

 lent et II B, avec écart rapide. 



II A. Je choisirai deux exemples de la méthode à écart lent: la mesure 

 de courants quand la résistance extérieure est grande, ainsi que cela se 

 pratique dans l'examen de résistances d'isolation, et la mesure de cou- 

 rants quand la résistance extérieure est faible, comme dans l'étude des 

 courants thermo-électriques. 



Dans les deux cas on peut faire usage avec succès d'écarts de longue 

 durée, p. ex. de 10 à 20 secondes. Dans ces circonstances la sensibilité 

 normale du fil de quartz du galvanomètre, tel qu'il est installé actuel- 

 lement au laboratoire de Leyde, avec un fort amortissement par l'air, 

 ne' joue plus aucun rôle. La masse n'a pas beaucoup d'influence sur le 

 mouvement du fil, et la vitesse avec laquelle se produit l'écart est déter- 

 minée en majeure partie par l'intensité de l'amortissement. Dans des 

 mesures de résistances d'isolateurs, cet amortissement est produit uni- 

 quement par le frottement de l'air. 



Si l'on pouvait faire le vide autour du fil de quartz pour amener son 

 mouvement à la limite d'apériodicité, tout en rendant la tension suffi- 

 samment faible pour que l'écart se produise avec lenteur, on obtiendrait 

 un instrument capable de mesurer des résistances d'isolation mille fois 

 plus grandes que celles que l'on peut déterminer actuellement au moyen 

 des galvanomètres les plus sensibles. 



Dans la mesure des therinocourants, certaines des propriétés du gal- 

 vanomètre à corde, bonnes pourtant, ne sont pas avantageuses. Dans 



30* 



