-172 



W. EINÏHOVEK. 



ces mesures, on est gêné non seulement par l'amortissement dû à l'air, 

 mais encore par l'amortissement électromagnétique, qui devient bientôt 

 très considérable. 



Quand l'intensité du champ ne change pas, Pamortissement électro- 

 magnétique est inversement proportionnel à la résistance électrique du 

 circuit. Quand, avec le fil n°. 10, la résistance du circuit est de 10000 

 ohms, F amortissement par l'air et l'amortissement électromagnétique 

 sont dans le rapport à 1 à 0,6. Si l'on mesure la résistance d'un isolant, 

 il n'y a pas d'amortissement électromagnétique et le fil met à peu près 

 15 secondes à atteindre son plus grand écart, quand la sensibilité est 

 réglée de telle manière qu'un mm. correspond à 10 -11 amp. Dans la 

 mesure d'un thermocourant , où la résistance extérieure du circuit est 

 négligeable et où l'on n'a à tenir compte que de la résistance du galva- 

 nomètre, qui est de 10000 ohms, la durée exigée par l'écart sera, pour 

 une même sensibilité, 1,6 fois plus grande, donc 24 sec. Si Ton pose 

 comme condition que la durée de l'écart ne puisse pas dépasser 15 sec, 

 on devra se contenter d'une sensibilité 1,6 fois plus petite, et obtenir 

 un écart de 1 mm. pour 1,6 X 10~ !1 amp. ou pour 1,6 X 10 -7 volts. 



Comme un écart de 0,1 mm. est pratiquement encore à observer, le 

 galvanomètre, tel qu'il fonctionne en ce moment, permet d'indi- 

 quer, dans la mesure des courants thermoélectriques , des tensions de 

 1,6 X 10- 8 volts. 



En faisant le vide autour du fil de quartz, on n'augmenterait pas 

 beaucoup la sensibilité pour l'indication de faibles tensions, et le mini- 

 mum ne pourrait descendre plus bas que 0,6 X 10 -8 volts. D'ailleurs, 

 l'usage d'un fil de quartz à résistance plus faible ne modifierait pas non 

 plus considérablement cette sensibilité. Quand la résistance électrique 

 du fil de quartz devient n fois plus petite, la plus petite différence de 



tension que Ton puisse observer devient -f- 0,6^ X 10~ 8 volts. 



Mais il y a deux moyens d'augmenter la sensibilité pour une diffé- 

 rence de potentiel donnée, dont je veux parler ici. Ils consistent à dimi- 

 nuer l'intensité du champ et à raccourcir le fil de quartz. 



Supposons que le lil de quartz se meuve dans le vide, de sorte que 

 son mouvement ne soit amorti que par des influences électromagnéti- 

 ques. Admettons d'ailleurs que les écarts soient apériodiques et se pro- 

 duisent si lentement que l'influence de La masse de la corde sur la 

 vitesse d<; son mou veinent puisse être négligée. Dans ces conditions, 



