SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



473 



quand l'intensité du champ est rendue a fois plus petite et en même 

 temps la tension a 1 fois plus petite, la sensibilité est rendue a fois plus 

 grande à égale durée de l'écart. 



Mais il est facile de faire voir que Y intensité du champ ne se laisse 

 pas toujours diminuer avec avantage. En effet, on ne peut pas perdre 

 de vue que l'influence de la masse de la corde sur la vitesse de sou 

 mouvement n'est négligeable que lorsque l'amortissement est fort. 



Quand on diminue l'amortissement par une diminution graduelle de 

 l'intensité du champ, tout en conservant l'apériodicité de l'écart, ou est 

 finalement obligé de rendre le fil de quartz plus léger qu'il ne Test 

 actuellement, tout en conservant sa résistance électrique. 



Les considérations précédentes, nous pouvons les mettre sous une 

 forme plus générale et calculer en même temps le maximum de sensi- 

 bilité, qu'il est possible d'atteindre pour des courants thermo-électri- 

 ques, exprimée en mesure absolue; nous opérons notamment de la 

 manière suivante. 



Nous posons comme condition, que les écarts du fil soient apériodi- 

 ques et que la durée d'un écart ne dépasse pas une valeur déterminée 

 d'avance, p. ex. 10 sec. On se trouve d'ailleurs dans les circonstances 

 les plus avantageuses quand on porte le mouvement du fil exactement 

 à la limite d'apériodicité. 



Nous admettons en outre que des influences amortissantes F influence 

 électromagnétique se fasse seule sentir, soit parce que le fil est placé 

 dans le vide, soit parce que l'amortissement électromagnétique est tel- 

 lement considérable, qu'on peut négliger vis à vis de lui l'amortisse- 

 ment dû à l'air. 



A la limite d'apériodicité on peut appliquer la formule suivante, 

 que nous avons donnée à la fin du chapitre 4: 



* = ~ (26) 



et nous vivons encore 



r 



où T représente la constante de temps x ). 



l ) Voir Fleming, loc. cit., pp. 377 et suivv, 



