474 W. EINTHOVEN. 



Ces deux formules se rapportent au système [mm — &A~\. Si nous 

 exprimons r x en dynes, wz, en grammes et T, en secondes, nous 

 obtenons : 



7 2 7/2 o 



r 1= =— —X-X10- 9 dynes (46) 

 c = M * ^ X ~^ X 10 _G ô mm. par microamp. (47) 



et 



T 1 = ^X^sec. (48) 



Des formules (46), (47) et (48) nous déduisons que 



«^^XlO'xXiT, (49) 



Si nous nommons c p la sensibilité pour une différence de potentiel, 

 exprimée en millimètres d'écart par microvolt, nous avons 



C = CplV, 



d'où il suit, eu égard à la formule (49), que 



Cp = ixm^XiT,. (50) 



Nous déduisons ensuite des formules (46) et (48) que 



Ti = ^L X i>^. (51) 



Les deux dernières formules (50) et (51) nous fournissent toutes les 

 données nécessaires pour examiner facilement l'influence qu'exercent 

 diverses modifications dans le galvanomètre sur la sensibilité pour des 

 thermocourants. 



En premier lieu nous ferons remarquer qu'en augmentant ou dimi- 

 nuant l'épaisseur du lil on ne modifie guère la sensibilité c v , pourvu 

 que le produit m x w reste constant dans la formule (51). Si Ton fait 

 usage d'un lil de métal, il va de soi que la valeur de m x w reste invaria- 

 ble, quelle que soit l'épaisseur du lil, pourvu qu'on prenne toujours 



