476 



W. EINÏHOVEN. 



d'ordre pratique. Si Ton raccourcit / p. ex. a fois, on diminue dans le 

 même rapport aussi bien la masse que la résistance électrique. Alors le 

 produit m x w est rendu a 2 fois plus petit, de sorte que T, ne change pas 

 (form. 51), tandis que la sensibilité c /} (form. 50) devient a fois plus 

 grande. 



Une dernière remarque encore au sujet des deux formules (50) et (51). 

 Supposons d'abord qu'elles soient applicables toutes deux et que les 

 valeurs de m 1 , w, l et H soient choisies de telle façon que Tj = :2,5. 

 Nous admettons ensuite que la masse m x varie tandis que toutes les 

 autres grandeurs, donc aussi 20, restent constantes, et nous nous deman- 

 dons comment le mouvement du fil est modifié par là. Quand on 

 augmente m A le mouvement du fil devient oscillant. Quand on le dimi- 

 nue, au contraire, le mouvement reste apériodique, mais il franchit la 

 limite d'apériodicité. La durée de l'écart est allongé, mais la sensibilité 

 reste la même. 



Cette dernière circonstance s'accorde avec l'état véritable du galva- 

 nomètre à corde, tel que je remploie. La masse du fil de quartz est 

 réellement très petite. Si elle était nulle, la durée de l'écart serait pré- 

 cisément le double de celle qui correspond à la valeur de m l que Ton 

 désire Dans ces circonstances il y a donc un certain avantage à 

 augmenter la masse du fil jusqu'à un certain point. 



Pour la corde n°. 18, la masse et F amortissement par Pair ont des 

 valeurs qui n'ont pas été exactement mesurées, mais qui ne différeront 

 pas considérablement des valeurs correspondantes pour la corde n°. 10. 

 Mais sa résistance électrique est environ 2 fois plus petite, notamment 

 5100 ohms. Pour une durée d'écart de '/ 0 minute environ, la sensibilité 

 c p est égale à 20 mm. par micro-volt. S'il m'était possible d'augmenter 

 à volonté la masse de la corde, je pourrais amener le mouvement à la 

 limite d'apériodicité, tour en maintenant constante la sensibilité, et 

 obtenir une durée d'écart de 15 secondes environ. 



Remarquons d'ailleurs qu'il est aisé de donner au fil n°. 18 une ten- 

 sion tellement faible, que sa durée d'écart est, portée à une minute envi- 

 ron; la sensibilité est augmentée alors jusqu'à e p = 40 mm. par micro- 



x ) La constante de temps est doublée quand m 1 =0; voir Fleming loc. cit. 

 11 est à peine nécessaire de rappeler que. dans la mesure de résistances d'iso- 

 lateurs, une augmentation de m 1 pourra présenter les mêmes avantages que 

 tantôt, dans la mesure de thermocourants. 



