SUR LE GALVANOMÈTRE À CORDE. 



477 



volt. Comme il est possible d'observer même un écart de 0,1 mm., 

 ainsi que le prouvent les photogrammes il est possible d'indiquer, au 

 moyen du fil 18, une tension de 2,5 X 10~ 9 volts. Même pour une 

 tension aussi faible du fil le zéro reste constant, tandis que l'image du 

 fil de quartz reste nette dans son déplacement sur une étendue assez 

 considérable de l'échelle. On peut dire qu'il est bien remarquable qu'il 

 soit possible de déplacer aussi lentement, et pourtant avec une telle 

 régularité, un fil suspendu dont le poids n'est que de quelques millièmes 

 de milligramme. 



II B. Nous arrivons maintenant aux méthodes dans lesquels l'écart se 

 produit apériodiquement et en même temps avec vivacité. 



De pareilles méthodes sont appliquées en premier lieu dans l'électro- 

 technique, p. ex. dans l'examen de la manière dont se produisent les 

 variations de potentiel et de courant, que l'on obtient avec des machines 

 dynamo, des interrupteurs, des bobines d'induction etc. Pour une 

 pareille étude on se sert déjà avec succès de l'oscillographe, un instru- 

 ment dont la sensibilité est, il est vrai, notablement plus faible que 

 celle du galvanomètre à corde, mais qui pourtant peut rendre d'émi- 

 nents services dans la mesure de courants relativement intenses. 



En second lieu, — et c'est là à notre point de vue l'application la 

 plus importante — , les méthodes nommées sous IIB trouvent leur 

 application dans F électrophysiologie. Là il y a beaucoup de cas où 

 le galvanomètre à corde ne saurait être remplacé par aucun autre 

 instrument. 



Il y a un grand nombre de recherches éleclrophysiologiques, de 

 natures les plus diverses, que Ton peut effectuer avec la même corde. 

 C'est ainsi que dans notre laboratoire nous employons actuellement une 

 même corde n°. 1^ pour l'examen de l'électrocardiogramme, pour 

 l'étude des bruits cardiaques et des sons en général, et pour l'observa- 

 tion des courants rétiniens et nerveux. Je désire pourtant examiner 

 brièvement à quelles conditions une corde doit satisfaire pour que, 

 entre toutes celles que l'on a à sa disposition, elle fournisse les résultats 

 les plus favorables dans un genre déterminé de recherches électro- 

 physiologiques. 



Commençons par l'enregistration de l'électrocardiogramme humain. 

 On peut faire venir le courant des deux mains. A cet effet on plonge 

 les mains et les avant-bras dans de grands vases poreux, contenant une 



