478 



W. EINTHOVEN. 



solution de NaCl et placés dans des cuves en verre avec une solution de 

 ZuSO 1 *. Dans la solution de sulfate de zinc plongent des cylindres de 

 zinc amalgamés, raccordés au galvanomètre par des fils conducteurs. 

 Dans ces conditions la résistance électrique du corps humain varie, 

 suivant les individus, entre 1000 et 2000 ohms environ, une valeur 

 qui est notablement plus petite que celle d'un mince fil de quartz argenté. 

 Des fils de quartz 10, 13 et 14, mentionnés antérieurement, c'est le 

 n 0 . 13 qui donnera les meilleurs résultats dans l'enregistration de 1' élec- 

 trocardiogramme, puisque c'est de ce fil-là que la résistance est la plus 

 faible. Il est vrai que la sensibilité normale du fil n°. 14 est environ 

 1,4 fois plus grande, mais les courants que ce fil reçoit du cœur seront 

 environ deux fois plus faibles, à cause de la résistance plus grande. 



Sur le n°. 10 le fil n°. 13 a l'avantage non seulement de sa résistance 

 électrique plus faible, mais encore d'éprouver de la part de l'air une 

 résistance moindre à son mouvement. Or, cette dernière propriété joue 

 ici un rôle important. Car, pour obtenir des écarts d'une grandeur con- 

 venable, p. ex. de 10 à 15 mm., la sensibilité du galvanomètre doit être 

 réglée de telle manière qu'une différence de potentiel de 10~ 4 volts dans 

 le circuit correspond à 1 mm. de longueur en ordonnée. Mais, pour 

 atteindre ce point, il faut que le fil de quartz soit assez faiblement 

 tendu; l'écart est donc apériodique et, dans ces circonstances, une 

 diminution de la résistance au mouvement de la corde aura comme con- 

 séquence une accélération de l'écart. 



Si nous tenons à la condition susdite, qu'une différence de potentiel 

 de 10~ 4 volts dans le circuit corresponde à une ordonnée de 1 mm., nous 

 écrirons avec la corde n°. 13 un électrocardiogramme humain presque 

 absolument exact. 



Mais avec la corde n°. 10, et surtout avec le n°. 14, nous enregis- 

 trons alors des courbes qui ont besoin de corrections. Bien que la 

 grandeur de ces corrections soit petite et ne dépasse pas un mm., de 

 sorte qu'on pourra les négliger dans beaucoup de cas, il n'est pourtant 

 pas superflu de rappeler ici en quelques mots la cause de ces écarts. 

 Elle réside dans le rapport entre la vitesse avec laquelle se produit 

 l'écart galvanométrique et la vitesse avec laquelle varie le potentiel 

 pendant le fonctionnement du cœur. 



Plus l'écart galvanométrique se produit avec vivacité, plus le photo- 

 gramme reproduira avec, exactitude la variation du potentiel. 



Pour l'enregistration de l' électrocardiogramme humain, la sensibilité 



