SUlt LE GALVANOMÈTRE À COUDE. 



479 



de la corde n°. 14 doit être réglée de telle manière, qu'une longueur de 

 1 mm. eu ordonnée corresponde à peu près à 0,5 X 10~ 8 amp. Or, avec 

 ce fil, ou n'atteint la limite d'apériodicité, dans un circuit à faible 

 résistance extérieure, que moyennant une tension à peu près 4 fois plus 

 grande de, la corde. Si l'on pouvait diminuer par le vide la résistance 

 au mouvement du fil, de sorte que la limite d'apériodicité fût déjà 

 atteinte pour la sensibilité donnée en premier lieu, on augmenterait 

 considérablement la vitesse du mouvement de la corde, dans l'enregis- 

 tration de Télectrocarcliogramme, et par là la corde n°. 14 reproduirait 

 avec une exactitude presque absolue les variations du potentiel. 



Considérons maintenant un deuxième exemple emprunté à l' électro- 

 physiologie, l 1 examen des courants d'action d'un nerf. Dans une pareille 

 étude, les exigences que Fou doit poser au galvanomètre diffèrent à 

 maint point de vue de celles que nous venons de décrire. Si l'on prend 

 comme objet d'épreuve un nerf de grenouille, dont le courant doit être 

 conduit dans le galvanomètre, on devra tenir compte d'une grande 

 résistance extérieure, de 10 0 ohms p. ex. 



Yis à vis d'une pareille résistance, on peut dire que celle du galva- 

 nomètre, même quand on se sert du fil n°. 14, est petite. La différence 

 de potentiel qui est produite par l'action du nerf, et dont on dispose 

 pour mesurer le courant, est notablement plus grande que celle qui se 

 présente dans l'examen de l'électrocardiogramme humain, mais la durée 

 du courant d'action du nerf est plus courte, et se mesure par quelques 

 millièmes de seconde seulement. 



Ces données nous apprennent dans quelle direction nous devons faire 

 choix d'un fil de quartz. 



En premier lieu nous reconnaissons aisément que les différences de 

 résistance entre les divers fils de quartz n'auront qu'une influence négli- 

 geable sur l'intensité du courant d'action; en effet, dans le circuit la 

 résistance du nerf est prépondérante, il faut en second lieu que l'écart 

 du fil de quartz se produise très rapidement; la tension doit donc être 

 grande et, comme on doit éviter un courant oscillant, il sera nécessaire 

 de régler cette tension au point que le mouvement atteigne la limite 

 d'apériodicité. Mais même dans ces circonstances l'écart n'est pas encore 

 assez rapide pour reproduire exactement le courant d'action du nerf. 

 Nous devrons donc appliquer des moyens particuliers pour augmenter 

 la rapidité de l'écart, sans que le mouvement devienne oscillant. Nous 

 devrons notamment tâcher d'augmenter l'amortissement, et dans ce but 



