/ 



480 W. EINTHOVEN. 



nous nous servirons avec succès de la ^méthode du condensateur*', déjà 

 décrite antérieurement '). 



Ici nous arrivons donc à des exigences qui sont opposées à celles que 

 nous avons dû poser à diverses reprises dans les méthodes que nous avons 

 examinées plus haut. Dans ces méthodes nous considérons comme par- 

 ticulièrement avantageux de faire le vide autour de fil, tandis que main- 

 tenant l'augmentation de l'amortissement est une nécessité. 



Dans ces conditions, la notion de sensibilité normale acquiert toute 

 sa signification, et Ton peut dire qu'entre divers fils, dont la résistance 

 électrique est la même, on doit choisir celui-là dont la sensibilité nor- 

 male est la plus grande. Si la résistance extérieure du circuit est grande 

 par rapport à celle du galvanomètre, on devra choisir, parmi tous les 

 fils de même sensibilité normale, celui dont la résistance électrique est 

 la plus grande. 



Pour l'examen du courant d'action d'un nerf de grenouille, c'est donc 

 le fil n°. 14 qui doit venir en tête des trois fils en question, puisque sa 

 sensibilité normale aussi bien que sa résistance électrique l'emportent 

 sur celles des autres fils. 



Pour finir, je ferai encore quelques remarques sur la façon dont on 

 peut porter au maximum la rapidité de l'écart. En général on obtient 

 une grande vitesse au détriment de la sensibilité. Mais il y a un grand 

 nombre de recherches, entre autres l'enregistration de sons 2 ), où l'on 

 peut sans inconvénient réduire considérablement la sensibilité du gal- 

 vanomètre à corde. Même quand la corde est tendue au maximum, au 

 point qu'il y a danger de rupture, de sorte que sa sensibilité est réduite 

 à un minimum, des sons relativement faibles suffisent encore à lancer 

 l'image du fil hors du champ. 



En tendant fortement la corde n°. 14, nous avons pu lui donner un 

 mouvement oscillant dont la période était T= 1,41 u. En amortissant 

 les oscillations par la méthode du condensateur, nous avons pu obtenir 

 un écart qui se produisait en 0,8 cr et était proportionnel à l'intensité 

 du courant à mesurer, avec une erreur de 3 % 3 ). Pour atteindre une 

 précision de 0,3%, on devait se contenter d'une durée d'écart de 2,2 7. 

 La sensibilité était alors de 1 111111. d'écart pour 3 X l^ - ' amp- 



') Ces Archives, (2), 10, 137, 1005. 

 2 ) Ces Archives, (2), 9, 199, 1901. 

 ') Ibidem , (2). 10, 14:3, 1905. 



