— 532 — 



A questi rispose il prof. Cantone in una Nota presentata alla R. Acca- 

 demia delle Scienze Fisiche e Matematiche di Napoli (')> con la quale pro- 

 vava l' impossibilità d'un tale comportamento, riferendosi agli studi da lui 

 fatti su tali metalli ( 2 ) ; mentre io, per consiglio di lui, prendevo in esame 

 il fenomeno solo per la posizione trasversale, circa la quale esisteva diver- 

 genza. 



Per il campo magnetico mi avvalsi di un'elettrocalamita, che aveva due 

 masse di ferro dolce del diametro di cm. 9,85, smussate agli estremi in modo 

 che il diametro delle facce polari era ridotto a cm. 8,46. La distanza fra 

 esse facce, rese perfettamente parallele, fu serbata costante nel corso delle 

 ricerche, riducendola a mm. 8,0, il minimo possibile. L'intensità di detto 

 campo si fece variare, facendo variare l'intensità della corrente magnetizzante, 

 fornita da 10 accumulatori, da 0,1 a 12,0 Amper. Non volli usare una cor- 

 rente più intensa, la quale avrebbe riscaldato sensibilmente i rocchetti del- 

 l'elettrocalamita, per evitare che il calore, propagandosi gradatamente al fila 

 metallico in esame, ne aumentasse la resistenza. Anzi ad ovviare l'influenza 

 del calore, che anche per le correnti usate si produceva in piccolissima quan- 

 tità nell'elettrocalamita, facevo decorrere una decina di minuti fra ima de- 

 terminazione e l'altra. 



L'intensità del campo magnetico si determinò col metodo dell'induttore 

 terrestre, nel modo solito, in base alla forinola: 



H = *^-| 

 n S d 



Dove h è la componente orizzontale del magnetismo terrestre ; ri S' rap- 

 presenta l'area totale dell'induttore terrestre ; n S l'area totale della bobina 

 di riferimento, racchiusa nell'elettrocalamita; d' è la deviazione, osservata 

 sulla scala del galvanometro balistico, quando si fa rotare di 180° l'indut- 

 tore terrestre intorno ad un asse verticale, corretta per l' effetto dello smor- 

 zamento ; e d la deviazione, ugualmente corretta, dovuta all' inversione rapida 

 del campo. 



Ora, prima d' introdurmi nell' esame delle variazioni di resistenza dei 

 fili nel campo magnetico, stimo opportuno esporre le condizioni, nelle quali 

 ho fatto le mie ricerche, poiché ritengo che la disparità dei risultati, otte- 

 nuti dai diversi esperimentatori, è dovuta unicamente al fatto di essersi messi 

 alla ricerca in condizioni più o meno vantaggiose. 



Per la misura delle resistenze mi servii di un ponte a cassetta di Hart- 

 mann Braun; però per la misura delle variazioni di resistenza, dovute al 



(') Fascicolo 12°. Dicembre 1906. 



( a ) V. Eend. Acc. dei Lincei, voi. 1, 1° sem., pag. 424; e 2° sem. pag. 119 e 

 pag. 227, anno 1892. 



