4oo 



Dr. V. Herisen, 



aufrechtem Bilde unter dem Mikroskop bis zu lOOmaliger Vergrößerung 

 hin Schnitte führen kann. 



Der Apparat besteht aus zwei durch eine Stange mit einander ver- 

 bundenen Messingplatten , die an den Mikroskoptisch angeschroben wer- 

 den , welche Stangen tragen , zwischen denen ein Messer läuft. Letz- 

 teres, welches so geschliffen ist, dass der Querschnitt desselben nicht ein 

 gleichschenkliges, sondern ein rechtwinkliges Dreieck bilden würde, steht 

 so, dass man von oben herab noch auf der einen Seite die Schneide mi- 

 kroskopiren kann. Auf der rechten Seite läuft es zwischen zwei platten 

 Stäben, die einzig nur die verticale Bewegung gestatten, auf der ande- 

 ren Seite ist es durchbohrt und dreht sich um eine Axe. Die Durchboh- 

 rung ist jedoch kein Loch, sondern ein derartig gekrümmter Schlitz, dass 

 wenn die etwas convexe Schneide des Messers über den Objectträger 

 läuft, sie ohne zu schneiden einzig durch Druck wirkt. Für die Re- 

 gulirung dieses Druckes sorgt eine Feder. Mit diesem Messer kann ich 

 beliebig oft genau denselben Schnitt wiederholen , wodurch im Grunde 

 einzig der Zweck der Einrichtung erfüllt wird ; kleine Seitwärtsbiegungen 

 des Messers kann man zwar künstlich machen, aber wenn es zuweilen 

 auch recht gut passt, sollte es doch eigentlich nicht sein. Wichtig ist, 

 dass das Messer in jeder beliebigen Lage stehen bleibt, man kann mit 

 einem Hiebe den Schnitt führen oder auch mit steten Unterbre- 

 chungen, das Object immer in die Lage rückend , wie man es haben 

 will. Dadurch, dass die kleinen Theilchen Neigung haben auszuweichen, 

 entsteht, wie für jeden Schnitt, so auch hier eine Schwierigkeit, in der 

 Regel kann man durch möglichste Entfernung der Flüssigkeit das Object 

 sicher legen, für gewisse rundliche Objecte , z. B. die Antennen, findet 

 sich ein zweites ganz stumpfes Messer, welches ausser der verticalen 

 noch eine horizontale Verschiebung zulässt, mit dem man selbst ganz 

 kleine Objecte fixiren kann , wenn sie Überhaupt einen Druck vertragen. 

 Ich habe dies Messer sehr brauchbar gefunden und möchte es nicht wie- 

 der entbehren 1 }. 



Dass ich dies Instrument hier besprechen mu s ste , ist klar , es zu 

 empfehlen ist nicht meine Sache, auf jeden Fall darf man nicht sicher 

 erwarten , Querschnitte von zähem Bindegewebe oder Aehnlichem damit 

 zu gewinnen. 



Besondere Reagentien habe ich nicht angewandt. 



Sollte die vorliegende Arbeit der Wissenschaft einigen Nutzen gewäh- 

 ren, so darf es gerühmt werden, dass namentlich Leydig's Arbeilen über 

 die Articulaten und M. Schultzens bahnbrechende Untersuchungen über 



1) Inslrumentenmacher Beckmann hier hat um die Ausbildung des Querscbnit- 

 ters sich grosse Verdienste erworben, was um so mehr Anerkennung verdient, als 

 erst nach recht vielen Proben das Instrument den jetzigen ziemlich befriedigenden 

 Grad der Vollkommenheit erreicht hat. 



