THERMOMÈTRE A INDICATION CONTINUE, 



PÀ» M. 4*. BUIOT, 



PROFESSEUR d' ASTRONOMIE A LA FACULTÉ DES SCIENCES DE LYON ! 



Lue à la Société royale d'agriculture, histoire naturelle, etc., de cette ville, 

 dans la séance du 30 janvier 1846. 



Messieurs , 



J'ai commencé au 1 er janvier dernier une série d'obser- 

 vations météorologiques, destinées à concorder avec d'autres 

 observations faites en différents points du bassin du Pihône et 

 de la Saône. J'ai pensé que les lois qui régissent les phéno- 

 mènes météorologiques , si variés et si compliqués de leur 

 nature , ne pourraient être découvertes que très-difficilement 

 au moyen d'observations faites à certaines heures fixes et 

 pour ainsi dire isolées. Frappé de ces inconvénients, j'ai 

 essayé de construire des instruments à indication continue , 

 et je vous présente ici le plan d'un thermomètre de ce genre, 

 qui fonctionne en ce moment. 



Ce thermomètre se compose d'un réservoir cylindrique , 

 fermé à sa partie supérieure, et terminé par un tube re- 

 courbé dont la branche extérieure s'ouvre à l'air libre. Le 

 réservoir est rempli d'alcool liquide , dont la dilatation 

 est six fois plus grande que celle du mercure ; le tube re- 

 courbé est rempli en partie de mercure ; la dilatation de 

 l'alcool met en mouvement la colonne de mercure ; sur la 

 surface libre de celle-ci repose un flotteur léger suspendu à 

 un fil qui, passant sur une poulie très-mobile, porte un 

 crayon ; la dilatation ou la contraction de la masse liquide 

 t. ix. 21 



