— 10 — 



Je fus conduit ainsi à abandonner l'idée des appareils à enregistrement 

 photographique, à l'étude desquels je m'étais auparavant également 

 attaché (1), convaincu que les pendules de grande masse, même à enre- 

 gistrement mécanique, pourraient à moins de frais et plus aisément rem- 

 plir le rôle d'enregistreurs des tremblements de terre faibles d'origine 

 lointaine. Cette manière de voir a été amplement confirmée par l'usage fait 

 en Italie du « microsismographe de Vicentini », dont le pendule pèse 

 100 kilogrammes et où l'agrandissement des oscillations est porté à 100, 

 avec un enregistrement au noir de fumée ou même à l'encre, comme je 

 l'ai préconisé et pratiqué moi-même. Vers la fin de 1894, j'établis à titre 

 d'étude, au Collège romain, un sismométrographe de plus grande masse 

 encore (200 kilogrammes avec un pendule de 16 mètres) ; il me fournit 

 avec un agrandissement de 10 seulement, et un enregistrement à l'encre, 

 les sismogrammes détaillés de nombreux sismes italiens et étrangers 

 d'origine lointaine (2). 



Des appareils semblables furent peu après installés à Rocca di Papa, à 

 Catane, puis ensuite à Turin, Pavie, Satô, Ferrare, Pistoie, Florence, 

 Urbin, Portici, Salerne, Keggio de Calabre et Messine. Enfin, en 1899, je 

 construisis un nouveau type de sismométrographe, toujours avec l'enre- 

 gistrement à l'encre, et que j'appelais microsismométrographe. Il avait une 

 masse de 500 kilogrammes avec un agrandissement de 70 environ (3) et 

 resta en service au Collège romain jusqu'au 17 août 1899 sous ma propre 

 direction, puis jusqu'au 5 mars 1900 sous celle du professeur Cancani, 

 pour être ensuite réparé et transporté à Paris, où il figura à l'Exposition 

 universelle. En août 1903, avec certaines modifications, il fut réinstallé 

 à Rocca di Papa, mais sans le dispositif donnant la composante verticale. 



(1) Tauhiai, p., Sopra un tromometro a régis trazione fotografica. (Rend, dei.la 

 R. Acc. DEi LiNCEi, 18 maggio 1890, p 432.) 



Idem, Dell' influenza del vento sopra il tromometro. (Idem, 1 febbraio 1891, p. 138.) 

 Agamennone, C, Il tromometro a régis trazione fotografica. (Idem, 8 gennaio 1893, 

 p. 28.) 



Idem, Il sismometrografo folografico. (Idem, ^ aprile 1897, p. 254; Boll. deli.a Soc. 

 SiSM. ITAL., vol. II, p. 279.) 



Idem, Sopra un modello di sismometrografo a registrazione fotografica. (Boll. della 

 Soc. SiSM. Ital., vol. III, p. 15.) 



(2) Idem, Soyra un nuovo tipo di sismometrografo. (Boll. della Soc. Sism. Ital., 

 vol. I, 1895, p. 160.) 



(3) Idem, Nuovo tipo di sismometrografo. (Rend. R. Acc. Lincei, 15 luglio 1900, 

 p. 31 ; Boll. della Soc. Sism. Ital., vol. VI, p. 71.) 



Idem, Gli strumenti sismici alV Esposizione universale del 4900. (Boll. della Soc. 

 Sism. Ital., vol. VI, p. 188.) 



Idem, // microsismometrografo a tre componenti. (Rend.R. Acc. Lincei, 21 apr. 1901, 

 p. 291 ; Boll. della Soc. Sism. Ital., vol. VU, p. 70.) 



