— 11 — 



C'est ainsi que fut finalement conçu un microsismométrographe, dont la 

 masse portée à 2 000 kilogrammes rendait la sensibilité égale à celle des 

 pendules horizontaux les plus perfectionnés à enregistrement photogra- 

 phique. Le nouvel appareil, grâce à l'appui éclairé du professeur Palazzo, 

 directeur de l'Office central de Météorologie et de Géodynamique, est 

 actuellement déjà construit et sera très prochainement installé à Rocca di 



II. 



Nous n'avons parlé jusque maintenant que des sismométrographes à 

 pendule vertical ; disons quelques mots des pendules horizontaux qui 

 peuvent être considérés avec raison comme des pendules verticaux de lon- 

 gueur bien supérieure. C'est au professeur Grablovitz que revient le mérite 

 d'avoir le premier donné aux pendules horizontaux une grande sensibilité 

 sans devoir recourir à l'enregistrement photographique. Il installa dès 1896 

 à Ischia une série de pendules de ce genre, ayant une masse de 12 kilo- 

 grammes et un agrandissement de 8. Peu après, Cancani en fit de même 

 à Rocca di Papa, mais en donnant à ces pendules de grandes dimensions 

 et une masse de 25 kilogrammes, ce qui permit, en se privant de toute 

 multiplication, d'employer l'inscription à l'encre: enfin l'Observatoire de 

 Quarto (Florence) et celui de Laybach (Carniole) possédèrent bientôt aussi 

 des appareils semblables. 



La sensibilité de ces instruments était assez grande pour permettre 

 l'enregistrement de nombreux tremblements de terre lointains et engagea 

 les sismologues étrangers à les adopter. C'est ainsi que le professeur Omori 

 installa à Tokio deux pendules de 14 kilogrammes à enregistrement au 

 noir de fumée, et que le constructeur Bosch (Strasbourg) en construisit de 

 semblables, ayant d'abord 10, puis ensuite 15 kilogrammes. A la suite de 

 quelques considérations que je publiai [en 1900(1)] au sujet du pendule 

 horizontal et de l'intérêt qu il y aurait à en augmenter la masse et la 

 multiplication, on commença, en Italie, à construire des instruments 

 plus puissants. D'abord, le professeur Stiattesi installa, à Quarto, une 

 couple de pendules horizontaux de 250 kilogrammes chacun, avec agran- 

 dissement jusque 25 ; peu après il fit la même installation à l'Observa- 

 toire Ximénien de Florence. Ensuite, Stiattesi porta la masse à 500 kilo- 



(1) Agamennone, C, // pendolo orizzontale nella sismometria. (Rend. R. Acc. dei 

 LiNCEi, ISfebb. 1900, p. 107.) 



Idem, Del progressa del pendolo orizzontale a registrazione meccanica in sismome- 

 tria. (BOLL. DELLA SOC. SiSM. ItAL., VOl. VII, p. 114.) 



