10 



Henrik Lundegårdh 



ihr und den Glaswänden befindet sich ein Wattenmantel. Ausserdem sind die Eisen- 

 blechwände mit starkem weissem Papp bekleidet. 



Die Termostatkammer hat eine Höhe von 130 Zm., eine Breite von 70 Zm. 

 mid eine Tiefe von 45 Zm. Sie ist mit zwei Türen versehen und kann durch 

 starke Querscheiben (aus verzinkten Eisenbändern) in mehrere Fächer geteilt wer- 

 den. Die obere Türe hat zwei Fenster aus Spiegelglas, die untere Türe hat nur ein 

 Fenster. Die Fenster besitzen Schiebdeckel. Da dei- äussere Schrank Glaswände, 

 besitzt, kann man die Objekte leicht beobachten, ohne den Termostat zu öffnen. 



Zwecks der Beobachtung befinden 

 sich im Innern zwei im Niveau 

 der Fenster hängende Glühlam- 

 pen, welche von aussen angezün- 

 det und gelöscht werden können. 



Die eingeschlossene Luft wurde 

 durch drei geschwärzte, auf einem 

 Scliieferfuss stehende Kohlfaden- 

 lampen erwärmt. Das Warmluft- 

 system hat grosse Vorteile gegen- 

 über das gebräuchliche Warmwas- 

 sersystem. Erstens sind die 

 Herstellungskosten billiger und 

 der Termostat kann sehr geräumig 

 gemacht werden; zweitens genügt 

 eine viel schwächere Wärme- 

 quelle als mit dem Warmwasser- 

 system und der Termoslat wird 

 sehr schnell angeheizt und auf die 

 gewünschte Temperatur reguhert. 

 Um eine gleichmässige Erwär- 

 mung zu erzielen, soll man 'eine 

 zu starke Wärmequelle vermeiden. 

 Von Wichtigkeit ist schnelles und 

 promptes Funktionieren des Regu- 

 lators. Ich habe längere Zeit einen nach dem Prinzip des Lufttermometers konstru- 

 ierten Regulator benutzt, der in kürzeren Zeiträumen sehr genau arbeitete. Später 

 wurde er gegen einen vom hiesigen Firma Bbüno und Hill verfertigten Metalitermo- 

 meter ausgetauscht. Die Wärmelampen werden selbstverständlich durch ein Relä ein- 

 und ausgeschaltet. Bei wenig schwankender Zimmertemperatur hält sich die Temperatur 

 in meinem Termostat konstant bis auf 0.1° à 0.2°. Dies reicht für gewöhnliche 

 Zwecke vollkommen aus; nur wenn man, wie es Rdtgers (1912) getan hat, sich 

 speziell auf das Studium des Temperatureinflusses auf tropistische Vorgänge ein- 



a bed 



Fig. 1. 



Der elektrische Termostat (c) mit einer horizontellen 

 Klinostatachse durch die Seitenwand, a Klinostat mit 

 elektromagnetischer Stoppanordnnng. d der photogra- 

 phische Registrierungsapparat in Verbindung mit 

 der Kontaktuhr b. 



