12 



Henrik Lundegårdh 



C. Vorrichtungen zu Intermittierender Reizung usw. 



Zwei verschiedene Vorrichtungen wurden verwendet, und zwar als Zusatzstücke 

 zum PPEPFEß'schen KUnostat konstruiert. Ich will hier aber nur eine von der- 

 selben beschreiben. 



Um die Kiiuostatachse in jeder Lage elektrisch zu arretieren und in Gang zu 

 setzen, wurde der Stoppstift mit einem Elektromagnet verbunden, wie aus Fig. 3 

 zu ersehen ist. An die Achse wird ein Zusatzstück angeschraubt, das eine mit 

 Kreisteilung versehene Scheibe und einen Achsenzapfen besitzt. An der Peripherie 



Fig. 3. 



Vorrichtung für elektrische Auslösung und intermittierende Achsendrehung an 

 dem PFEFFEE'schen Klinostat. a Scheibe mit Kreisteilung, Achsenzapfen und 

 Reitern, h Elektromagnet in Verbindung mit dem Stoppstift, c Glühlampe als 

 Widerstand, å Kontaktvorrichtung. 



der Scheibe können kleine Klemmen befestigt werden. Jede Klemme hat eine vor- 

 springende Nase, welche an der Kontaktvorrichtung ein Unterbrechen oder Schliessen 

 des Stromes bewirkt. Da hochgespannte Ströme (aus der Stadtleituiig) benutzt wur- 

 den, diente eine 25-kerzige Glühlampe als Widerstand. Wird die Kontaktvorrichtung 

 auf Stromunterbrechung eingestellt, so bewegt sich (wenn der Kontakt in dem durch 

 den Magnet laufenden Stromkreis eingeschaltet ist) die Klinostatachse, bis eine 

 Klemme auf den Kontaktfeder stösst und den Strom unterbriclit, so dass der Stopp- 

 stift herunterfällt und der Gang des Uhrwerks sistiert wird (siehe Fig. 3, wo die 

 ganze Einrichtung abgebildet ist). 



Die jetzt beschriebene Vorrichtung für intermittierende Reizung muss natürhch 

 mit einer Kontaktuhr kombiniert werden, die nach bestimmter Zeit die Achse wieder 

 in Bewegung versetzt. Die erwähnte Anordnung gestattet nicht eine rückläufige 



