Magnetische Feldmessung 



7 



Ausschlägen aber das Fadenbild färbt. Mit Vaselinöl als Dämpfungsflüssigkeit sind 

 aus diesem Grunde bei einem Skalenabstand von etwa 2 m. Ausschläge von höch- 

 stens 10 cm zu verwenden ; bei Ricinusöl noch kleinere. Innerhalb dieser Grenzen 

 können aber Zehntelmillimeter ziemlich gut geschätzt werden. 



Das Instrument zeigt unmittelbar nur die Komponente des Magnetfeldes, das 

 in der Spulenebene liegt ; zur vollkommen Definierung des Feldes sind aber auch 

 die zu der früheren senkrechten Komponenten zu bestimmen. Um dieses Ziel 

 bequem zu erreichen wird ein totalreflektierendes, rechtwinkliges Prisma auf das 

 Fenster gelegt, wie Fig. 1 B zeigt. Um guten optischen Kontakt zwischen Prisma 

 und Fenster zu erzielen wird etwas Zedernholzöl dazwischengelegt. Durch diese 

 Anordnung gewinnt man auch die Möglichkeit einer bequemen Einstellung des 

 Instrumentes in zwei zu einander senkrechten Richtungen. Man bringt dann nur 

 die beiden an der Vorderfläche des Fensters resp. des Prismas erzeugten Bilder zur 

 Koinzidenz mit den »wirklichen» Spiegelbildern. 

 Zu diesem Zwecke ist der Magnetfeldmesser in 

 seinem Halter so angebracht, dass er um seine 

 Röhrenachse gedreht werden kann. — Beim 

 Eichen des Instruments in der Feldspule (siehe 

 w. u.) wurde, um bessere Bilder zu erzielen, 

 und da hier guter Platz zur Verfügung stand, 

 einen kleiner Galvanometerspiegel mittels eines 

 besonderen, abnehmbaren Stativs an dem Magnet- 

 feldmesser angebracht. 



Die hier angegebene Methode erfordert 

 aber einer nicht allzu beschränkten Raum wegen 

 Skala und Skalenabstand usw. Ferner ist die 

 Orientierung des Instrumentes nicht willkürlich 

 zu wählen. Bei Untersuchung eines Teldes in 

 verschiedenen Punkten müssen die Skalenab- 

 stände jedesmal ermittelt und die nötige Kor- 

 rektion ihrer Veränderung an den Ablesungen 

 angebracht werden (siehe w. u.). Um diese 

 Schwierigkeiten zu vermeiden kann folgende Ablesungsmethode angewandt wer- 

 den. Über die vordere Objektivfläche eines Okularmikrometers wird senkrecht 

 einen Kokonfaden gespannt. Das Spiegelbild dieses Fadens wird in dem kleinen 

 Spiegel betrachtet. Erfährt der Spiegel eine kleine Drehung, so verschiebt sich das 

 Spiegelbild und somit auch das Bild im Okular. Die Grösse der Verschiebung wird 

 an der Skala abgelesen. Die Methode ist einfach eine Umkehrung des gewöhnhchen 

 Poggendorff' sehen Ablesungsverfahrens. — Die Anordnung zeigt Fig. 2. Der hier 

 sichtbare Magnetfeldmesser ist von älterer Konstruktion, bei der die Dämpfung 



