8 



Manne Siegbahn 



mittels eines Luftdämpfers aus einer düimen Glimmerplatte erzielt wurde. Die 

 Schutzkappe ist auf dem Bilde heruntergeklappt. 



Fig. 3. 



Die Grösse der Verschiebung (in Skalenteilen) hängt von zwei Faktoren ab 

 (siehe Fig. 3): 



1. Abstand zwischen Faden und Spiegel (s). 



2. Vergrösserung des Mikroskopes : die letztere definieren wir hier zweek- 

 mässigerweise als die Anzahl der Skalenteile (/), die 1 Millimeter entspricht. Ist 

 a die Drehung des Spiegels, finden wir: 



m = 2o. . s . f. 



Die Ablesung nach der Poggendorffschen Methode bei einem Skalenabstand 

 von 1000 Skalenteilen würde ergeben: 



= 2 . 1000 . a. 



Das Verhältnis der beiden Ablesungen ist somit: 



m s . f 



« 1000 ■ 



Das Produkt , / ist eine das Okularmikrometer definierende Grösse. Wird 

 dieses gleich 1000 gewählt, ergeben die beiden Methoden dieselbe Genauigkeit. Bei 

 einem von mir verwandten Mikroskope waren die Grössen: 



s = 25 mm, 

 / = 15 mm. 



In diesem Falle ist also 



m 



n 



375 

 lÖÖÖ' 



Die Genauigkeit ist hierbei nicht so gross wie bei den gewöhnlichen Methoden. 

 Hier ist aber zu bemerken, dass Zehntelskalenteile weit genauer geschätzt werden 

 können. 



Wir wollen nun eine Schätzung der Minimalgrösse des verwendeten Spiegels 

 vornehmen. Er muss wenigstens so gross sein, dass das Bild des Fadens beim 



