Magnetische Feldmessung 9 



Drehen des Spiegels über die ganze Okularskala sichtbar ist. Ist die gesamte An- 

 zahl der Okularskalenteile M, der Durchmesser des Spiegels d mm, so ergibt sich 



2df > M, 



Wir sehen also, dass eine Vergrösserung von / auch liier vorteilhaft ist, d. h. 

 umso kleiner kann der Spiegel gewählt werden. Bei dem oben genannten Mikro- 

 skop betrug 



M= 100. 



Die nötige Spiegelgrösse zur vollen Ausnutzung der Skale ist somit: 



ä = - — — = d,3 mm. 

 2 . 15 



IV. Eichungsverfahren. 



Um das Instrument zur absoluten Bestimmung einer Feldstärke verwenden 

 zu können ist es nötig, den Ausschlag bei einer bekannten Feldintensität zu kennen. 

 Da aber die Empfindlichkeit des Instrumentes durch das Variieren des Solenoid- 

 stromes verändert werden kann, braucht die Eichfeldstärke gar nicht von derselben 

 Grössenordnung wie das zu untersuchende Feld zu sein. Die im allgemehaen vor- 

 kommenden Magnetfelder werden durch Solenoiden mit Eisenkern erzeugt, deren 

 Feldstärke nicht direkt berechnet werden kann, zur Eichung ist daher entweder ein 

 Solenoid mit genau berechenbarem Magnetfeld, d. h. ohne Eisenkern, oder ein 

 anderswo bestimmtes, genau reproduzierbares Magnetfeld mit Eisen zu verwenden. 



Beim Eichen des Instrumentes wurden beide Methoden verwandt; die fimda- 

 mentale muss aber selbstTerständlich die erstgenannte sein. Zur Erzeugung eines 

 berechenbaren Feldes wurde eine ziemlich weite Spule benutzt: die Länge wurde 

 so gewählt, dass die Feldstärke in der Mitte der Spulenarchse innerhalb 1 cm mit 

 weniger als 0,1 % variierte. 



Für die Feldstärke in einer cylindrisch gewickelten Spule gilt folgende Formel ^ 



H 



Tim 



I- 



X + l 



X 



l 



3 



2, ,2 



X 



l 



[a' + - /) 



2ll 



,3.5 „ j 

 + 2242 « ^ 



+ 22 ^''i/ 



X + l 



[a' + [x + If 



.1 



(1) 



Hier bedeutet n die Zahl der Windungen, 



i die Stromstärke in Amp., 



l die halbe Länge der Spule, 

 X den Abstand von der Mittelebene, 

 a den mittleren Halbmesser der Windungslage, 

 y den Abstand von der Spulenachse. 



' Mascaet et Joubeet: L'électricité et le magnetism. II: p. 106. 

 Lunds Univ:s Årsskrift. N. F. Afd. 2. Bd 7. 



