10 



Manne Siegbahn 



Werden die Untersuchungen in der Nähe der Spulenachse ausgeführt, d. h. 

 ist y klein, so können, wenn a gross ist, die mit y multiplizierten Termen wegge 

 lassen werden. Deren erster kann nämlich folgendermassen geschrieben werden: 



3 . 21 



wenn x gleich Null gesetzt wird. Unter den gegebenen Voraussetzungen ist dieser 



Term zu vernachlässigen. Die Formel für die Feldstärke wird somit einfach die 

 folgende : 



i{ X -\- l X — l 



um 



H = 



m]]/ a'-^{x + If Va' + {x — If 



Hierbei ist ferner vorausgesetzt worden, dass die Windungen ganz dicht (ohne 

 Isolation) aneinander liegen ; diese Annahme ist innerhalb des verwendeten Mess- 

 raumes (in der Nähe der Spulenrqitte) statthaft. Im vorliegenden Falle wurden 

 zwei sehr sorgfältig gewickelte Spulen benutzt, und um eine schädliche Erwärmung 

 des Messinstrumentes zu verhüten, wurden sie auf einen doppelwandigen Cylinder 

 aus elektrol3^tischem Kupfer gewickelt. Dieser wurde während des Versuches mit 

 Wasser durchgespült. Die Materialien der Spulen wurden ferner auf Eisen unter- 

 sucht. Ausserdem zeigen die im folgenden mitgeteilten Messungen eine (innerhalb 

 der Versuchsfehler) vollkommene Übereinstimmung zwischen den gemessenen und 

 berechneten Werten des Magnetfeldes. 



Die Dimensionen der Spulen waren 

 I. l = 10,00 cm. 

 a = 6,40 cm. 

 n - 675. 



II. l = 10,00 cm. 

 a = 6,479 cm. 

 n = 1054. 



V. Versuchsanordnung. 



Der erste Teil der Untersuchung betrifft eine Prüfung der theoretischen For- 

 meln der Magnetfeldstärke in den Spulen. Eine derartige Untersuchung war um 

 so nötiger, als die, so viel ich weiss, einzigen bezüglichen Messergebnisse ^ ein der 

 Theorie widersprechendes Resultat ergeben haben. Hier muss betont werden, dass 

 die fehlende Übereinstimmung in dieser Hinsicht ihre Ursache in der unvollkom- 

 menen Realisierung der theoretischen Bedingungen hat; gegen die Berechnungen 

 können keine Einwände erhoben werden. 



Zur Untersuchung der Verwendbarkeit der Formel wurde die Feldstärke längs 

 der Spulenachse bestimmt. Zu diesem Zwecke wurde die Spule auf einen Holz- 



' N. Stoyanoff: Phys. Zs. 13, 1909, 430. 



