Magnetische Feldmessung 



11 



kasten (ohne Eisen in irgendwelcher Form) verschiebbar angeordnet. Zur Messung 

 der Verschiebungen diente eine fest angeordnete Skala. Die Feldstärken wurden 

 in Abständen von 1 cm bestimmt. Die Stromstärke im Magnetometersolenoid betrug 

 dabei 0,oioo Amp. mittels eines Precisionsmilliamperemeters von Siemens und Halske 

 gemessen. Dieses Instrument besass allerdings bedeutende Korrektionen: da es 

 aber hier nur auf Kontrollierung des Konstan tlialtens ankommt, war dies belanglos. 

 Als Stromquelle dienten zwei Trockenelemente (R. R. Stockholm), die sich bei dieser 

 Stromstärke als vorzüglich konstant zeigten. Die Ausschläge des Magnetometers 

 wurden nach- der oben beschriebenen objektiven Methode abgelesen. 



Grössere Schwierigkeiten bereitete das Konstanthalten des Stromes in der 

 Stromspule. Die Verwendung des Lichtnetzes war wegen der grossen Intensitäts- 

 schwankungen nicht möglich. Dagegen gab die Accumulatorbatterie des Instituts 

 wenn neugeladen und nach einer konstanten Stromabnahme während einer halben 

 Stunde einen für diese Versuche hinreichend konstanten Strom. 



Die erste Bestimmung beü-af die Feldstärke in der Mitte der Spulenachse bei 

 einer Stromstärke in der Feldspule von 1,60 Amp., gemessen mit Westonampere- 

 meter. Dieser zeigte innerhalb der Ablesungsfehler richtige Werte. Die Messungs- 

 resultate sind in der folgenden Tabelle wiedergegeben. 



Feldstärke in der Nähe der Spulen mitte. 



Stromstärke in der Spule — l,bO Amp. 

 Magnetometerstromstärke — 0,oioo Amp. 



Koordinate in 







der Achsen- 



Magnetometer- 



Magnetometer- 



richtung der 



ablesungen 



aasschläge 



Spule 







17.1 



12.64 







7.83 



4.81 



17.3 



12.51 







7.70 



4.81 



17.5 



12.49 







7.68 



4.81 



17.7 



12.43 







7.62 



4.81 



17.9 



12.40 







7.60 



4.80 



18.1 



12.37 







7.56 



4.81 



18.3 



12.83 







7.52 



4.81 



18.5 



12.30 







7.50 



4.80 



L8.7 



12.30 







7,50 



4.80 



Als Mittelwert der Ausschläge in der Spulemitte ergibt sich somit 4,81. Dieser 

 wert entspricht emer Feldintensität von 53,39 C. G. S.-Einheiten nach Formel (2) 



53 39 



berechnet. Die gefundenen Ausschläge werden also durch Multiplikation mit 

 in C, G. S.-Einheiten verwandelt. 



