Magnetische Feldmessung 



13 



Zur Vergleichung dieser Werte mit deneii aus der Formel (2) berechneten 

 wurden die Werte dieser Formel für jeden cm ermittelt. Bei der Stromstärke l.BO 

 Amp. erhält man dafür folgenden Werte : 



Feldstärken in der Spulenachse. 



X 



H 



X 



H 



0 



53.390 



11 



25.543 



0.5 



53.348 



12 



21.131 



1 



53.223 



18 



17.253 



2 



52.709 



14 



14.000 



3 



51.814 



15 



11.358 



4 



50.480 



16 



9.252 



5 



48.635 



17 



7.587 



6 



46.193 



18 



6.271 



7 



43.089 



19 



5.229 



8 



39.311 



20 



4,397 



9 



84.958 



21 



3.729 



10 



30.261 



22 



3.187 



Da die Längenkoordinaten der experimentellen und der berechneten Werte nicht, 

 ganz denselben Ursprung haben, werden sie am besten graphisch verglichen. Die 

 Figur zeigt, dass die Werte innerhalb der Fehlergrenzen vollkommen übereinstimmen. 



Das Schaltungsschema beim Eichen des Magnetometers zeigt Fig. 4. 



Wasserkühlung 









A, 



Galvanometer 



W. Amp. 



WoslonelemeDl 



Ii ifi 



Graphiiwidersiaad 



\ 



Fig. 4. 



Die zur Eichung verwandte Spule war die oben mit II bezeichnete. Zum 

 Schutze des Magnetometers gegen Erwärmung wurde die Spule mit Wasser gekühlt. 



