14 



Manne Siegbahn 



Um einer Korrektion der Feldstärke wegen des erdmagnetisclien Feldes zu entgehen 

 wurde das Spulenfeld senkrecht gegen den magnetischen Meridian eingestellt. Die 

 Stromstcärke in der Feldspule wurde folgendermassen bestimmt. Die ungefähre 

 Einstellung der Stromstärke auf die gewünschten Werte von 2,00 Amp. wurde mit 

 Hülfe eines Westonamperemessers ausgeführt. Zur genaueren Justierung diente 

 eine Kompensationsmethode. Ein aus 1.2 mm dickem Manganindraht angefertigter 



1 0187 



Widerstand {W^) von — . Ohm (mit einem Fehler von höchstens 0,05 7o) wurde 



in den Stromkreis eingeschaltet. Der Widerstand wird dabei zwischen zwei an 

 dem Manganindraht festgeklemmten Metallstücken gerechnet. Zwischen diesen bei- 

 den Klemmen war ein Kreis aus Normalelement (Weston 1,0187 Volt), Graphitwider- 

 stand, Reostat und Drehspulengalvanometer eingeschaltet. Der Manganinwiderstand 

 samt Klemmen wurde in Petroleum eingesenkt, dessen Temperatur bestimmt wurde. 

 Die Temperatursteigerung betrug beim Stromdurchgang höchstens einige Grade. 

 Die Widerstandsänderung durch die Temperatursteigerung kann also ebenso wie die 

 termoelektrischen Kräfte vernachlässigt weden. Das verwendete Normalelement 

 wurde durch Vergleichung mit zwei geprüften Clarkelementen kontrolliert. Um 

 feine Regulierbarkeit des Stromes zu erhalten wurde ein grosser Ruhstratwiderstand 

 yV ^ einem kleinen parallell geschaltet. 



Wird jetzt der Strom im Hauptkreis so lange reguliert, bis der Kompensatious- 

 kreis keinen Strom mehr anzeigt, ist der Potentiallall im Widerstand TFg gleich 

 der elektromotorischen Kraft im Normalelement. Wir kennen somit den Potential- 

 fall und den Widerstand in einem Teil der Strombahn; die Stromstärke kann also 

 berechnet werden, sie ist: 



1,0187 . 2 ^ 

 % - — 2,000 



1,0187 



mit einer Genauigkeit von wenigstens 0,05 Vo. Da aber die verwandte Spannung 

 (die Batterie des Institutes) beständige Änderungen zeigte, ist diese Genauigkeit nicht 

 zu erreichen. Zur Erzielung der bestmöglichen Konstanz des Stromes wurde der 

 Stromkreis etwa eine halbe Stunde vor Ausführung der Messung eingeschaltet. Die 

 Stromstärke wui'de unmittelbar vor jeder Messung justiert. — Als ein Nebenresultat 

 ergab sich, dass der Westonstrommesser innerhalb der Ablesungsfehler richtige Werte 

 zeigte. 



Zur Anbringung des Magnetfeldmessers in der Spulenmitte diente ein am oben 

 erwähnten Holzkasten fest angebrachtes Stativ aus Messing. Die Stromstärke im 

 Magnetometerkreis wurde mit einem Präzisionsmilliamperemesser von Siemens und 

 Halske bestimmt. Die Kontrollierung dieses Instrumentes zeigte ausser einer Null- 

 punktsverschiebung von etwa 0,4 Skalenteilen einen kleinen fortschreitenden Fehler. 

 Als Stromquelle dienten zwei Trockenelemente. Die Ablesungen der Ausschläge 

 nach der objektiven Methode wurden vor und nach der Umkehrung der Stromrich- 

 tung im Magnetometer ausgeführt. 



