18 



Manne Siegbahn 



Magnetometer- 

 stromstärke 

 in Milliamp. 

 (unkorr.J 



Magneiometerablesnngen 



Magnetometer- 

 ausschläge 



Magnetometer- 

 aussehläge 

 [Mittelwert] 



1.00 



12.61 

 12.61 



13.61 



1.00 







12.61 

 12.61 



13.61 



1.00 







12.61 

 12.61 



13.61 



1.00 



1.00 



Die aus dieser Tabelle erlialteDen Werte können auch zur Kontrolle dienen, 

 inwieweit die Ausschläge die Stromstärken im Magnetometer proportional sind. Zu 

 diesem Zwecke gebe ich folgende drei nach einander angestellte Messungsreihen 

 i¥j ilfg iüfg nebst ihren Mittelwerten M wieder. In der fünften Kolumne stehen 

 die korrigierten Werte der Stromstärken. Die sechste Kolumne enthält die Aus- 

 sehläge durch die entsprechende Stromstärke dividiert. 









M 



A 





9.61 



9 61 



9.60 



9.61 



100.7 



9.54 



■ 166 



8.63 



8.66 



8.65 



90.7 



9.54 



7.69 



7 69 



7.71 



7.70 



80.7 



9.54 



6.74 



672 



6.76 



6.74 



70.6 



9.55 



5.80 



5.78 



5.80 



5.79 



60.6 



9.55 



4.83 



4.81 



4.84 



4.83 



50.6 



9.55 



3.89 



3.88 



3.89 



3.89 



40.5 



9.60 



2.91 



2.91 



2.91 



2.91 



30.5 



9.54 



1.97 



1.96 



1.94 



1.96 



20.5 



9.56 



1.00 



1.00 



1.00 



1.00 



10.4 



9.62 



Die in der letzten Kolumne wiedergegeben Zahlen zeigen eine unerwartet gute 

 Ubereinstimmung. Bei den ersten sechs Werten, die die grösste Genauigkeit be" 

 sitzen, sind die Abweichungen etwa 0,1 %. Was die Genauigkeit betrifft, sind die 

 folgenden zwei Umstände zu beachten. Die eine wesentliche Fehlerursache ist die 

 Stromstärkenbestimmung, die bei dem verwendeten Milliamperemesser wohl einen 

 Fehler von 0,2 Skaleuteilen herbeiführen könnte. Diese Fehler werden prozentualiter 

 berechnet mit zunehmender Stromstärke kleiner. Die andre Fehlerursache liegt in 

 der bei grösseren Ausschlägen eintretenden Färbung des Fadenbildes. Die hierdurch 

 bedingten Fehler nehmen natürlich mit zunehmender Stromstärke zu. Da aber 

 diese Fehler bei den verwandten Ausschlägen ziemlich unbedeutend sind, sind die 

 bei den grösseren Stromstärken (0,005 bis 0,01) erhaltenen Werte als die genauesten 

 anzusehen. 



