Magnetische Feldmessung 



19 



Als Mittelwert der Ausschläge bei einer Stromstärke von 0,oioo Aaip. im Mag- 

 netometer erhalten wir somit 



9,55 cm. 



bei einem Skalenabstaud von 214, o cm. Dies ergibt für einen Skalenabstaud von 

 100,0 cm. den Ausschlag 



4,46 cm. 



Das Feld in der Achse berechnet sich nach folgender Formel: 



H. 



5 V + l'' 



Die Bezeichnungen sind dieselben wie früher; i war 2,000 Amp. 



H= 111,2 C.G.S. 



Die Fehler in diesem Wert beruhen hauptsächlich auf ungenügender Kenntnis 

 von a. Wir wollen nun untersuchen welchen Einfluss ein Fehler in a auf die Bestim- 

 mung von H hat. Wir erhalten 



dH ada 



H 



1 



1 + 



da 

 a 



Setzen wir die Werte von l und a ein, so wird etwa 



dH 



1 da 

 3 a 



d. h. wollen wir H mit einer Genauigkeit von 0,1 7o kenneu, dürfen die Fehler in 

 a höchstens 0,3 7o betragen, und dies würde auch der erlangten Genauigkeit ent- 

 sprechen. 



Von grösstem Interesse ist die Frage, ob die gefundene Magnetometerkonstante 

 als wirkliche Konstante angesehen werden kann, d. h. ob die Eichung des Instru- 

 mentes nicht zu oft wiederholt werden muss. Zu ihrer Beantwortung wurde das 

 Instrument nach vierzehntägigem Gebrauch wiederum geeicht. Zwei Eichungsserien 

 wurden aufgenommen und zeigen folgende Werte : 







M 



A 



M/A 



8.03 



8.06 



8.05 



100.7 



7.99 



7.24 



7.24 



7.24 



90.7 



7.98 



6.40 



6.42 



6.41 



80.7 



7.94 



5.60 



5.66 



5.63 



70.6 



7.97 



4.82 



4.86 



4.84 



60.6 



7.99 



4.01 



4.06 



4.04 



50.6 



7.98 



3.26 



3.26 



3.26 



40.5 



8.05 



2.43 



2.46 



2.45 



30.5 



8,03 



1.62 



1.65 



1.64 



20.5 



8.00 



0.84 



0.81 



0.83 



10.4 



7.98 



