20 Manne Siegbahn 



Als Mittelwert des Aussclilages für einen Magnetometerstrom von 0,oioo Amp. 

 ergibt sich 



7,99 cm. 



Da der Skaleuabstand 179,5 cm war, bedeutet dies bei dem Skalenabstaud 10Ü,o cm 



4,45 cm. 



Da der früher gefundene Wert 4,46 cm war, beträgt die ganze Änderung weniger 

 als 0,3 Vo. 



Bei einer Magnetometerstromstärke von 0,oiOO und einem Skalenabstand von 

 100,0 cm gibt eine Feldstärke von 



100 C. G. S. einen Ausschlag von 4,00 cm, von 

 24,99 C. G. S. » » » 1 ,00 » 



Feldstärken in der Spulenachse (nach den Tabellen p. 12, 13) 



o- S + — 0+— . 



0+ 



0+^ 



o 



+ 



0 + 



0+, 



■pjg g Längenkoordinate. 



VI. Sekundäre Eichung. 



Ausser dieser Fundamentaleichung des Feldmessers ist zum praktischen Ge- 

 brauch eine einfachere Methode nötig. Zu diesem Zwecke kann man einen zweck- 

 iTiässig hergestellten, permanenten Magneten verwenden. Wie Hibbert ^ gezeigt 

 hat, kann mit einem einigermassen geschlossenen permanenten Magnetkreis eine 

 hinreichende Konstanz erzielt werden. 



Dem Feldetalon wurde die Form eines aufgeschnittenen Ringes mit recht- 

 eckigem Querschnitt (20X25 mm'^) gegeben. Die Schnittflächen waren einander 

 parallel, um ein räumlich konstantes Feld zu geben. Über die Herstellung von 

 konstanten, permanenten Magneten liegt eine ausführliche Untersuchung von 

 Steouhal und Barus ^ vor. Nach den dort gegebenen praktischen Anweisungen 

 liess ich den aus schwedischem Stahl (Dannemora 1,02 Kohlenstoffgehalt) herge- 

 stellten Ring zuerst etwa 10 Stunden in siedendem Wasser liegen. Nach dem 

 Einschieben eines gut passenden, weichen Eisenstückes in den Schnitt, wurde der 



1 W. Hibbert: Phil. Mag. (5) 33, 1892, p. 307. 

 Strouhal und Bakus : Ann d. Phys. 20, 1883, p. 662. 



