Magnetische Feldmessung 



21 



Riug mit 500 Wicklungen isolierten Kupferdrahtes (0,8 mm) umgeben. Die Magne- 

 tisierung wurde durch ziemlich rasche Steigerung des Stromes bis auf 20 Amp. und 

 darauf folgende Verminderung herbeigeführt (vermittels Aus — bzgw. Einschaltung 

 von Widerständen). So wurde mehrmals verfahren und dabei darauf geachtet, dass 

 der Ring keine schädliche Erwärmung erlitt. Nach der Abwickelung des Drahtes 

 folgte eine nochmalige Erwärmung in siedendem Wasser. 



Es leuchtet ein, dass die Verwendung dieser Eichungsmethode nur dann 

 möglich ist, wenn das Feld eine genügende räumliche Konstanz besitzt. Es ist zu 

 fordern, dass eine fehlerhafte Stellung des Magnetfeldmessers von etwa 0,5 mm 

 eine Feldäuderung von höchstens 0,1 "/o bedeutet. Inwieweit diese Foi'dcrung 

 erfüllt ist, zeigt die folgende Tabelle. Dabei wurde die Feldstärke in radialer 

 Richtung durch den Schnitt auf jeden Millimeter bestimmt. Die Bedeutung der 

 verschiedenen Kolumnen ist unten angegeben. Die korrigierten Ausschläge sind 

 die auf demselben Skalenabstaud umgerechneten Ablesungen. Die letzte Kolumne 

 gibt die mit Hilfe der Eichung im Spulenfelde berechneten Feldstärkenwerte an. 



Skalenabstand = 154,0 cm. 



Magnetometerstromstärke = 0,0040 Amp. 



Längenkoor- 

 dinate. 



Ablesungen 



der 

 Ansschläge. 



Ausschlag. 



Korrigierte 

 Ausschlag. 



Entsprechende 

 Feldstärke in 

 C. G. S. 



7.0 



11.41 











4.30 



7.11 



7.11 



288.5 



8.0 



11.44 











4.29 



7.15 



7.15 



290.1 



9.0 



11.48 











4.29 



7.19 



7.18 



291.3 



10.0 



11.50 











4.29 



7.21 



7.20 



292.1 



11.0 



11.52 











4 30 



7.22 



7.20 



292.1 



120 



11.53 











4 30 



7.23 



7.21 



292.5 



13.0 



11.55 











431 



7.24 



7.21 



292.5 



14.0 



11.57 











4.32 



7.25 



7.22 



292.9 



15.0 



11.58 











4.33 



7.25 



7.21 



292.5 



16.0 



11.09 











4,35 



7.24 



7.20 



29-2.1 



17.0 



11.59 











4.87 



7.22 



7.17 



290.9 



18.0 



11.60 











4.40 



7.20 



7.15 



2U0.1 



19.0 



11.59 











441 



7.18 



7.13 



289.3 



20.0 



11.60 











4.43 



7.17 



7.11 



288.5 



21.0 



11.60 











4,46 



7.14 



7.08 



287.2 



22.0 



11.61 











4.49 



7.12 



7.05 



286.0 



