Magnetische Feldmessung 



5 



findet man in Winkelmanns: »Handbuch der Physik» Bd V: 2 p. 113. Bei einigen 

 dieser Instrumente wird die Torsion zur Kompensation des Drehungsmoraentes 

 benutzt. Zuerst ist diese von A. du Bois-Reymond ' bei Untersuchungen des 

 Drehstroms verwandt worden. Später haben Edsek und Stansfield ^ ein Instrument 

 konstruiert, bei dem die bewegliche Spule mittels Torsion in ihre Nulilage zurück- 

 gedreht wird. Dieses Instrument eignet sich nach ihren Angaben sehr gut zur 

 Messung der bei elektr. Maschinen auftretenden Streufelder. Bedenkt mau aber, 

 dass starke Felder nur in sehr beschränkten Räumen auftreten, liegt es auf der 

 Hand, dass das angegebene Instrument mit seinen verhältnismässig grossen Dimen- 

 sionen zur Messung solcher Felder nicht geeignet ist. Hierzu kommt noch der 

 Umstand, dass die Felder innerhalb eines so grossen Gebietes bedeutenden Ver- 

 änderungen in Grösse und Richtung unterliegen. Eine Verminderung der Dimen- 

 sionen ist aber ohne weiteres nicht vorzunehmen. — Es ist der Zweck der voi'liegen- 

 den Untersuchung, die Konstruktion, Eichung und Messmethoden eines nach den 

 obengenannten Prinzipien gebauten Instrumentes darzustellen. 



II. Konstruktion des Magnetfeldmessers. 



Als eine allgemeine Forderung, die jedes zur Messung stärkerer Magnetfelder 

 konstruierte Instrument zu erfüllen hat, ist die der räumlichen Beschränkung auf- 

 zustellen; und dies aus zwei Gründen: erstens können starke Felder nur in ver- 

 hältnismässig kleinen Gebieten erzeugt werden, zweitens ist es oft wünschenswert, 

 die Feldstärke in einem bestimmten Punkte zu kennen. In letzterer Hinsicht sind 

 wegen der praktischen Schwierigkeiten gewisse Grenzen gesetzt; jedes Instrument 

 kann nur einen Mittelwert üljer eine gewisse Fläche geben. 



Die hier aufgestellte Anforderung ist in grösstmöglichem Masse bei Konstruk- 

 tion des Apparates berücksichtigt worden. Wie Fig. 1 zeigt, besteht das Instrument 

 aus einer kleinen auf Ebonit gewickelten Spule, die auf einem Torsionsdraht 

 befestigt ist. Dieser Torsionsdraht besteht aber aus zwei von einander isolierten 

 Hälften: jede von ihnen dient als Zuleitung für den Messstrom. Am oberen 

 Ende wird der Torsionsdraht mittels einer Spiralfeder gespannt; um eine bestimmte 

 Lage zu sichern wird die kleine Spiralfeder durch einen schmalen Stab, der in einer 

 Ausbohrung läuft, gesteuert. Die ganze obere Befestigung ist durch einen Ebonit- 

 cylinder von der umgebenden Hülle isoliert. Zum Halten des unteren Endes des 

 Torsionsdrahtes dient ein in der genannten Hülle befestigter Messingstab. Die 

 Spannung des Drahtes wird einfach durch Heben der oberen Befestigung reguliert. 



Die Dimensionen werden je nach der Verwendangsart verschieden gewählt. 

 Bei den später zu beschreibenden Untersuchungen wurde ein Instrument verwandt, 

 das einen Torsionsdraht aus 0,06 mm. dicken Platindraht besass. Die kleine Spule 



' A. DU Bois-Reymond: E T. Z. 12, 305, 1891. 

 Edske und Stansfibld: Phil. Mag. (5) 34, 186, 1892. 



