54 



Weiter ist 

 (26) 



Manne Siegbahn 



u 



V 



1 + 



A^ — B' 



XV. Messungen. 



Das hier beschriebene Verfahren der magnetischen Eisenuntersuchung wurde 

 zur Charakterisierung des Eichmagneten, an einem EUipsoid aus demselben Material 

 [Dannemora 1,02] benutzt. Die Versuchsanordnung zeigt Fig. 14. Wegen der ziem- 



o 



mm. 



I 



Fig. 14. 



lieh ungünstigen Wickelungsverhältnisse der verfügbaren Spule [der Wicklungs- 

 draht bestand aus dünnem Kupferdraht mit sehr dicker Isolation] mussten starke 

 Ströme (bis 10 Amp.) benutzt werden, die starken Intensitätsschwankungen unter- 

 worfen waren. Eine etwa mangelnde Übereinstimmung in den Resultaten ist also 

 hauptsächlich diesen Umstand zuzuschreiben. Aber auch in einer anderen Hinsicht 

 war die Spule für diesen Zweck ungeeignet. Wegen der dicken Isolation konnte 



