Magnetische Feldmessung 55 



der Feldaiesser dera Ellipsoid nicht so nahe gebracht werden, wie erwünscht war. 

 — Für den hier vorliegenden Zweck, die Charakterisierung des Materials, ist aber 

 die erhaltene Genauigkeit völlig ausreichend; will man aber die Methode zu 

 genaueren Messungen verwenden, so ist selbstverständhch eine zweckmässigere 

 Spule zu benutzen. Gegenüber der gewöhnhchen Magneto meter m et h ode besitzt die 

 beschriebene grosse Vorteile, wenigstens wenn man auf die höchste Genauigkeit ver- 

 zichtet. Ausser der Bequemlichkeit die in der Verwendung des Feldmessers gegen- 

 über der des Magnetometers liegt ist eine Kompensation des Spulenfeldes nicht 

 nötig. Die sehr kleine Wirkung der Spule am Orte des Feldmessers wird am 

 bequemsten durch eine kleine graphische Scheerung berücksichtigt wie später gezeigt 

 werden wird. Ein anderer Vorteil ist die Unabhängigkeit vom erdmagnetischen 

 Felde. 



In folgender Tabelle sind die Messungen an der obengenannten Stahlsorte 

 wiedergegeben 



Ellipsoid A. 



Zeit 



Magnetisie- 

 rungsstrom- 

 stärke 



Magnetometer- 

 stromstärke 



Magnetometerablesungen 



Magnetometer- 

 ausschlag 



. 6.27 



3.00 



80.0 



5.87 



ß nn 

 D.20 



5.87 





6.29 



4.00 



80.0 



5.79 



6.28 



5.79 



0.49 



G.31 



5.00 



80.0 



5.71 



6,32 



5 71 



0.61 



6.33 



6.00 



80.0 



5.66 



6.40 



5.66 



0.74 



6.35 



7.00 



80.0 



5.59 



6 50 



5.59 



0.91 



6.37 



8.00 



80.0 



5.51 



6.53 



5 51 



1.02 



6.39 



9.00 



80.0 



5.47 



6.62 



5.47 



1.15 



6.41 



10.00 



80.0 



5.39 



6.69 



5.39 



1.30 



6.42 



9.00 



80.0 



5.42 



6.66 



5.42 



1.24 



6.43 



8.00 



80.0 



5.49 



6.61 



5.49 



1.12 



