lY. 



Zusammenfassung- der Resultate. 



1. Es wurde die Konstruktion eines Magnetfeldmessers nach dem Drelispulen- 

 prinzip angegeben und geprüft. Das Instrument zeigte den Stromstärken proportio- 

 nale Ausschläge bis 0,oi Amp. 



2. Mit dem Feldmesser können Feldstärken von 1 C. G. S. aufwärts be- 

 stimmt werden. 



Die Genauigkeit beträgt bei Feldstärken grösser als 100 0. G. S. wenigstens 0,5 %. 



3. Zur Eichung des Instrumentes dienten zwei Methoden: 



A. Ein berechenbares Spulenfeld. 



B. Ein permanenter Magnet (dessen Feld nach A bestimmt war). 



4. In Zusammenhange mit der ersten der genannten Eichmethoden wurde 

 das Feld längs der Spulenachse ermittelt und in Übereinstimmung mit der Theorie 

 gefunden. 



5. Es wurde eine neue bei kleineren Spiegeln verwendbaren Ablesungsmethode 

 angegeben. 



6. Mit Hilfe der Feldmesser wurde die Feldform bei einem Ruhmkorffschen 

 Elektromagneten mit verscliiedenen Polansätzen ermittelt. Die Ergebnisse sind in 

 graphischen Tabellen wiedergegeben. 



7. Zur magnetischen Untersuchung der verwandten Materialien wurde eine 

 abgeänderte Magnetometermethode benutzt; hierbei wird die Magnetisierungsinten- 

 sität durch Feldmessung in der iEquatorialebene des Ellipsoides bestimmt. Die zur 

 Berechnung der wirklichen Feldstärke nötigen Formeln wurden entwickelt. 



8. Hinzukamen einige vorläufige Bemerkungen über die Verwendung von 

 Wechselstrom im Solenoide zur Untersuchung der magnetischen Grössen bei Wechsel- 

 magnetisierung. 



