82 



ANNEXE A LA 



Tous ces appareils ont un inconvénient : par suite de l'emploi des 

 mouvements d'horlogerie, ils sont compliqués et coûteux; ils demandent 

 de longues préparations et ils dérangent le travail du sondage pendant 

 un temps plus ou moins long, suivant le délai qu'il faut pour régler le 

 mouvement d'horlogerie. Or, ces appareils sont tout à fait étrangers 

 aux travaux de sondages. Aussi faut-il considérer comme très importants 

 les inconvénients qui résultent de l'emploi des mouvements d'horlogerie 

 dans les travaux de sondage. Si, par suite de la forte pression qu'il y a 

 dans les trous de sonde d'une grande profondeur, l'eau ordinaire ou 

 l'eau saline vient à pénétrer dans l'enveloppe des mouvements d'horlo- 

 gerie, ceux-ci sont endommagés et, dès lors, ils ne travaillent plus avec 

 sûreté et exactitude. L'inventeur du stratamètre Gothan-Otlo s'exprime 

 ainsi sur les dangers universellement connus de ces appareils : 



« Par suite des divers degrés de chaleur qui régnent aux différentes 

 profondeurs du trou de sondage, il est évident que, même si l'on a pu 

 éviter que l'eau ne pénètre dans les mouvements d'horlogerie, l'appareil 

 se couvre pourtant d'humidité, comme je l'ai souvent observé. Il en 

 résulte immanquablement des variations dans le fonctionnement des 

 rouages, ce qui parfois peut faire paraître douteux le résultat, parce 

 qu'il est possible que les rouages n'aient pas fonctionné à temps. 

 En outre, les petits mouvements d'horlogerie ont des ressorts très fins, 

 qui s'abîment très facilement. » 



Les grands dangers et inconvénients — désordre dans le fonction- 

 nement, défauts dus à des causes légères et fonctionnement irrégulier — 

 sont, en tout cas, évités par le stratamètre dont la description suivra 

 ci-dessous; en effet, contrairement à tous les appareils sus-indiqués, ce 

 stratamètre ne comporte pas d'engrenages. L'inventeur a eu l'occasion 

 d'employer lui-même fréquemment les deux appareils nommés en 

 dernier lieu, ceux de Kœbrich et Gothan-Otlo, et il a reconnu leur 

 imperfection. C'est pourquoi il s'appliquait à construire un appareil 

 qui ne possède pas ces inconvénients. Les travaux d'essai faits très 

 consciencieusement avec le stratamètre du D 1 Meine ont parfaitement 

 prouvé l'utilité et la solidité de cet appareil. 



Le stratamètre Meine est intercalé entre le tube à carottes et les 

 tiges de sonde ; il est composé de deux parties, celle de dessous a et 

 celle de dessus 6, qui peut être dévissée facilement. Dans la partie 

 inférieure a se trouve une cavité qui contient l'aiguille aimantée et le 

 levier f qui arrête cette aiguille. Le plus court bras du levier peut être 



