84 



ANNEXE A LA 



La chute de la pression au manomètre montre que l'aiguille aimantée 

 s'est arrêtée; en effet, à partir de ce moment, l'eau descend librement 

 dans les tiges, en passant autour de la boule p et en suivant les 

 conduits o. Toute cette opération ne dure que quelques minutes. 



Les tiges avec le stratamètre, le tube à carottes et la couronne sont 

 alors enlevés, et la direction Nord de l'aiguille aimantée est marquée 

 sur la carotte. 



On peut voir par ce qui vient d'être dit que le stratamètre Meine 

 est un appareil qui travaille avec simplicité et sécurité et que son 

 application est très facile. 11 est impossible que les essais ne réussissent 

 pas ou que l'arrêt puisse se produire à tort; c'est ce qu'a prouvé 

 l'application répétée de l'appareil. Pour constater la stabilité du 

 stratamètre, la chambre où se trouve l'aiguille aimantée a été remplie 

 d'eau, et l'espace autour de l'aiguille k de sable humide; malgré cela, 

 l'appareil a fonctionné avec une exactitude parfaite. 



Pour les sondages, l'application du stratamètre Meine est extraor- 

 dinairemenl commode. Une fois pour toutes, l'appareil est intercalé 

 entre le tube à carottes et les tiges, puis il est laissé dans le trou de 

 sondage. Aussitôt qu'on a décidé de tirer une carotte, le travail de 

 rotation est suspendu; on jette la boule dans les tiges, on observe le 

 manomètre de la pompe jusqu'à ce que l'aiguille monte et retourne en 

 arrière ; alors on arrache la carotte et on retire l'appareil. 



Dans l'application du stratamètre Meine, le travail de sondage est 

 le point essentiel. Jamais il ne se ~ produira d'arrêt imprévu dans les 

 travaux de sondage : la continuation ou la suppression des travaux ne 

 dépend que du résultat de ces travaux ou de la résolution de celui qui 

 les dirige; le stratamètre prend part à tout le travail de sondage. 



Le brevet français du stratamètre a été pris et les brevets étrangers 

 sont demandés. Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser 

 au bureau de VÉcho des Mines, 26, rue Brunei, Paris (17 e ), qui tient 

 des stratamètres à la disposition des visiteurs. 



(Extrait de Y Écho des Mines et de la Métallurgie, n° du 14 mars 1904.) 



