SÉANCE DU 28 JUILLET 1903. 



449 



à l'Assemblée, M. Van den Broeck exprime le regret d'être privé du 

 concours de son dévoué collaborateur. L'état de sa santé lui eût même 

 fait préférer que M. Rahir eût pu se charger à sa place de cette présen- 

 tation. 



Il s'agit d'un dispositif basé sur le principe du tube, bien connu, dit 

 de Samuelson, mais plus pratique, perfectionné et franchement por- 

 tatif. L'appareil, construit, d'après les plans des auteurs, par la maison 

 Schmidt-Haensch, de Berlin (représentée à Bruxelles par M. R. Droslen, 

 qui aura le monopole de sa vente avec garantie des auteurs), est prin- 

 cipalement destiné à fournir la mesure très précise du degré de trans- 

 parence et de pureté matérielle des eaux. 



Comme il s'agit, en somme, de mesurer le trouble de l'eau, les 

 auteurs de l'appareil proposent de baptiser celui-ci du nom de tholo- 

 mètre (du grec tholos, trouble, et metron, mesure). 



Cet instrument consiste essentiellement en un tube de verre d'une 

 homogénéité et d'une limpidité aussi parfaites que possible; il est 

 rigoureusement calibré, d'une longueur d'un peu plus de 1 mètre et 

 d'un diamètre de 3.7 centimètres extérieur. 



Le tube est gradué en demi-centimètres, dans sa partie utilisée, soit * 

 sur une longueur de 1 mètre. 



A l'intérieur du tube, suspendu par un fil ad hoc, fixé latéralement et 

 passant, tout en haut du cylindre de verre, sur une petite poulie en rela- 

 tion avec un contrepoids extérieur, se trouve ainsi équilibré — pouvant 

 glisser et se maintenir aisément à toute hauteur dans le tube — un man- 

 chon en verre supportant un appareil de visée, évidé dans ses parties 

 périphériques de manière à permettre le facile déplacement de l'eau 

 étudiée dans le tube, quand on rapproche ou qu'on éloigne, à l'aide du 

 fil de suspension, le manchon interne et la mire qu'il supporte. 



Cette mire est constituée par un trèfle métallique é maillé à trois 

 feuilles lancéolées et de coloration respectivement blanche, noire et 

 grise. 



Un dispositif approprié permet, dans la région du sommet du tube, 

 qui s'utilise en station verticale et s'observe face à la lumière, de 

 faire plonger, dans l'eau à étudier, un cylindre viseur obturé à la base 

 par une rondelle de verre, cylindre au-dessus duquel vient se placer 

 l'œil de l'observateur, dont le regard plonge dans le tube à la recherche 

 des limites de visibilité ou, pour mieux dire, des profondeurs de dispari- 

 tion totale de chacune des feuilles du trèfle. 



La description détaillée des diverses parties et organes de l'appareil 

 sera fournie par MM. Van den Broeck et Rahir dans le mémoire en 



1903. PROC.-VERB. 29 



