450 



PROCÈS- VERBAUX. 



préparation. Il suffira d'ajouter à ce qui précède que le degré de trans- 

 parence d'une eau donnée peut être précisé par l'un ou l'autre ou la 

 combinaison de deux ou même de trois chiffres représentant, à un 

 demi-centimètre près, les distances auxquelles s'éteignent successive- 

 ment la feuille grise, puis la feuille noire et enfin, parfois aussi, dans des 

 eaux très troubles, la feuille blanche du trèfle émaillé servant de 

 visée. 



D'autres éléments complémentaires de l'appareil de visée sont à 

 l'étude, notamment le ruban de ptatine, de 1 millimètre de large, qui, 

 dans certains appareils américains, sert également de base d'appré- 

 ciation pour le degré de transparence des eaux. II se peut que, dans sa 

 forme définitive, qui n'est pas encore fixée, letholomètre deMM.Vanden 

 Broeck et Rahir comporte divers éléments de visée, autres que le trèfle 

 tricolore auquel, après des recherches prolongées, les auteurs de l'ap- 

 pareil se sont actuellement arrêtés. 



Tl est intéressant de constater que, grâce à l'excellence des produits 

 employés et notamment par suite de la parfaite limpidité du verre 

 constituant le tube gradué, il se fait que l'appareil réalise en même 

 temps un fluorescope très sensible, qui semble pouvoir lutter avan- 

 tageusement avec le dispositif Trillat-Marboutin. 



Ce point de vue réclame une phase d'expérimentation supplémen- 

 taire, qui, peut-être, pourrait du même coup conduire à obtenir égale- 

 ment une appréciation précise du degré, sinon de dichroïsme, du moins 

 de coloration des eaux teintées de fluorescéine. 



Pour observer, il faut utiliser autant que possible un endroit suffisam- 

 ment découvert, ou non planté, surtout d'arbres, et recevant une quantité 

 suffisante de lumière diffuse. Il faut éviter l'ombre intense, de même 

 que les rayons solaires, mais assurément une précision plus grande 

 encore ne peut manquer d'être obtenue en laboratoire éclairé par une 

 lumière vive et d'intensité constante, pouvant constituer un étalon fixe. 

 Cependant les expériences qui ont été faites récemment à l'aide du tube 

 exhibé en séance ont montré que, soit des observateurs ayant des vues 

 très différentes, soit des intensités diverses d'éclairage ne passant pas 

 à des limites extrêmes, n'ont guère d'effets sensibles sur la lecture des 

 chiffres indiquant le degré de transparence des eaux étudiées. 



Le poids du tholomètre complètement monté et prêt pour l'observation 

 ne dépasse pasl 400 grammes, ce qui le rend réellement pratique et por- 

 tatif, surtout quand on le compare au lourd et encombrant dispositif 

 Samuelson, appareil strictement fixe et de laboratoire, exigeant le 

 concours d'un aide pour l'obtention de ses résultats, dont la précision 



